220 



Centralblatt für Physiologie. 



Nr. 7. 



0° mit CO2 behandelt und in zwei Theile getheilt, welche beide in 

 kleinen geschlossenen Flaschen in Eiswasser gesetzt wurden. 



Von einem wurde das Serum abgehoben und direct in den 

 Beckmann'sehen Apparat gebracht zur Gefrierpunktbestimmung. 

 Nachdem letztere beendigt war, wurde auch der zweite Theil, nach 

 Umschütteln, der Gefrierpunktbestimmung unterzogen. 



Jetzt stellte sich heraus, dass die Gefrierpunkterniedrigung des 

 mit Blutkörperchen vermischten Blutes genau mit der des freien 

 Serums übereinstimmte. 



Nummer 

 des Versuches 



Gefrierpunkterniedrigung 

 des defibrinirtea CO^-ßlutes 



Gefrierpunkterniedrigung 

 des entsprechenden Serums 



0-726 

 0714 

 0-628 

 0-701 



0-720 

 0-718 

 0-631 

 0-701 



Was beim mit COg behandelten Blut gilt, muss theoretisch auch 

 für das normale Blut gelten. Die Experimente haben jedoch nachge- 

 wiesen, dass die bewussten Fehler zu klein sind, um hier in Betracht 

 zu kommen. 



Die Vortheile unserer Methode brauche ich kaum hervorzuheben : 

 Man braucht, um die osmotische Spannkraft des Serums zu 

 bestimmen, dasselbe nicht mehr abzuscheiden. 



Bekanntlich kann man die Abscheidung auf zwei Weisen bewerk- 

 stelligen : 



1. Durch Gerinnenlassen und Auspressen. Diese Methode erfordert 

 lange Zeit und viel Blut. 



2. Durch Centrifugiren ; auch diese Methode erfordert für viele 

 Blutarten ziemlich lange Zeit, weiter eine sehr schnell laufende 

 Centrifuge und eine grössere Blutmenge, als wenn das Gesammt- 

 blut verwendet werden kann. 



Was die Ausführung der Gefrierpunktbestimmung betriflft, ver- 

 weise ich auf meinen oben citirten Aufsatz in diesem Oentralblatte 

 und füge noch hinzu, dass das Blut fast niemals von selbst gefriert. 

 Man lässt O'l bis O'S*' (man kennt den Gefrierpunkt wohl immer bis 

 auf 0-2°) unter dem wahrscheinlichen Gefrierpunkt abkühlen, impft 

 mit einem Stückchen Eis und bewegt den Platinring gut auf und 

 nieder. Bald fängt das Quecksilber zu steigen an, und indem man mit 

 der Bewegung fortfährt, folgt man der Steigerung und liest ab, nach- 

 dem das Quecksilber einige Zeit ruhig geblieben ist. 



Wie aus den Zahlen der ersten Tabelle hervorgeht, stimmen die 

 also erhaltenen Zahlen für eine und dieselbe Blutprobe sehr gut mit- 

 einander überein. 



