Nr, 8. 



Centralblatt für Physiologie. 



267 



bindung gelassen wird (vgl. unten), lässt sich bei massigem 

 Druck des zufliessenden Blutes (etwa 9 bis 15 Centimeter) die 

 Insufficienz sehr gut vermeiden. Das Herz wird in ein luftdicht 

 geschlossenes Gefäss gebracht, dessen Deckel die zu- und abführenden 

 Blutleitungen durchsetzen. Dieses Gefäss dient als Plethysmograph; 

 sein Innenraum steht (durch Luftleitung) mit einem E 11 is 'sehen 

 Piston-Eecorder in Verbindung, welcher die Volumenschwankungen 

 des Herzens aufschreibt. Es werden reichliche Blutmengen benutzt. 

 Das aus dem Herzen herausgetriebene Blut wird geraessen und somit 

 die Circulationsgeschwindigkeit bestimmt. 



Der Apparat besteht; wie aus der vorstehenden schematischen 

 Abbildung (Fig. 1) hervorgeht, aus folgenden Theilen: JL, und A^^ 

 zwei grosse Glascylinder, zu Mariotte'schen Flaschen angeordnet, 

 fassen etwa 450 Centimeter; der eine ist für normales, der andere 

 eventuell für vergiftetes 

 Blut berechnet. Sie stehen 

 unten durch zweiSehläuche 

 (a^ und a^^) mit einem 

 gläsernen Dreiweghahn K 

 (mit weiter Lichtung) in 

 Verbindung, welcher durch 

 den Schlauch e das Blut 

 von Ä^ oder J-i, nach dem 

 Herzen leitet. Die Schläu- 

 che a^ und a^, haben bei 

 5, undjB^j durch Klemmen 

 geschlossene Seitenöfifnun- 

 gen, um Blut aus Ä^ und 

 J.JJ herauslassen zukönnen. 

 Wenn die Leitung von a^ 

 offen steht, ist diejenige 

 von «11 durch den Drei- 

 weghahn verschlossen und 

 umgekehrt. 



Die Leitung e führt durch den Metalldeckel des Gefässes E zur 

 Vena cava-Canüle des Herzens; die Aortacanüle weiter zur Leitung F, 

 durch welche das vom Herzen ausgetriebene Blut in das Maassgefäss L 

 herausfliesst. 



Von den zu- und abführenden Leitungen e und F zweigen sich 

 Nebenleitungen C und G ab, die zu zwei gleichen, kleinen Tam- 

 bouren D und H führen. Diese haben sehr kleine und dünne Kaut- 

 schukmembranen, die Räume unter den Membranen sind auch sehr 

 klein, die leichten Hebel beinahe äquilibrirt, die Apparate überhaupt 

 sehr empfindlich. Sie werden — gleich wie die Leitungen — mit 

 Flüssigkeit gefüllt. Die Tamboure haben natürlich die Aufgabe, die 

 Druckschwankungen in den zu- und abführenden Leitungen, den soge- 

 nannten „Venen-" und „Arterienpuls", zu registriren. 



Das Gefäss E ist grösstentheils mit physiologischer Kochsalz- 

 lösung gefüllt. Sein Deckel kann luftdicht zugeschraubt werden. Der 

 obere Luftraum communicirt durch den Schlauch J mit dem Piston- 



19* 



Fig. 2. Curven bei gewöhnlicher Umlaufszeit des 



Cylinders. Herz normal, aj „Arterienpulse". 

 bj „Venenpulse"; cj Eeeorderpulse; dj Secunden. 



