268 



Centralblatt für Physiologie. 



Nr. 8. 



Recorder iV, welcher die Voluraenschwankungen • des Herzens auf- 

 schreibt. Dieser Apparat leistet bei jeder (nicht zu extrenoen) Stellung 

 des Pistons genau denselben Widerstand gegen die Bewegungen des 

 Herzens und gibt also, unabhängig von zufälligen Dilatationen u. dgl. 

 des Organes, seine Volumenveränderungen genau wieder. 



Eine Undichtigkeit der plethysmographischen Vorrichtung macht 

 sich sofort dadurch bemerkbar, dass der Recorder schief — eine stetig 

 steigende oder sinkende Curve — schreibt. 



Ein elektrisches Signal M zeichnet die Zeit in Secunden. Alle 

 vier Schreibfedern schreiben übereinander auf die Trommel des 

 Ludwig -Baltzar'schen Kymographion (siehe z. B. die Curven, Fig. 2). 



Fig. 3. Curveu mit schnellem Laufe des Cylinders. Herz normal, a „Arterien- 

 pulse"; b „Venenpulse"; c Recorderpulse; d Secunden. 



Um auch die Circulationsgeschwindigkeit zu registriren, Hess 

 ich (durch eine auf der Figur nicht gezeichnete Vorrichtung) das in 

 L ausströmende Blut auf einen kleinen Spirometer (für Kaninchen) 

 wirken, welcher dabei langsam stieg und eine Circulations- 

 geschwindigkeitscurve auf eine berusste, jede Minute für einige 

 Secunden losgelassene Trommel aufzeichnete. Nach empirischer Aichung 

 des Spirometers konnte die Circulationsgeschwindigkeit in jedem Mo- 

 mente des Versuches von der treppenförmigen Geschwindigkeitscurve 

 abgelesen werden. 



Wenn man bei der Präparation des Herzens, dieses vollständig 

 isolirt — wie es in zahlreichen, von Stud. med. G. Rystedt im 



