14 Selim Lemström. 



Justering af en Grammvigtsats 



(från ocli med en Kilogramm till ooli med en lialf Milligramm). 



Justeringen verkställdes på en våg af CoUot-frères, tillhörig Landtmäteri- 

 Öfverstyrelsen. Skadad under transporten, stäldes den i ordning af Hr Wetzer, 

 men erhöll den egenskapen att känsligheten tilltager med belastningen. Det 

 har derför varit nödigt att vid hvarje förändring, som belastningen undergått, 

 ånyo undersöka känsligheten. 



Vid hvarje jämförelse mellan tvenne vigter förfors sålunda att de alterna- 

 tift sattes på högra vågskålen med motsvarande tara på den venstra och oscilla- 

 tionerna aflästes så att början alltid gjordes från den negativa sidan, hvarefter 

 fyra successiva utslag togos. Medeltalet angaf vågens jämnvigtsläge. På så- 

 dant sätt alternerades de begge vigterna åtminstone tre gånger, hvarvid känslig- 

 heten undersöktes genom att lägga på den med vigten i fråga belastade högra 

 vågskålen en hjelpvigt och alternerande afläsa utslagen med och utan denna 

 hjelpvigt. 



Metoden vid justeringen var följande: 



Vigtsatsen, dels af förgyld messing med guldpluggar för justering, dels 

 af platina, bestående af vigter från en Kilogramm ända till en half Milli- 

 gramm, delades i sex grupper på följande sätt: 



lista Gruppen af förgyld messing. 



En Kilogramm = F,, en 500 gr., en 200 gr. (1), en 200 gr. (2),*) 



en 100 gr. 



2:dra Gruppen af förgyld messing. 

 En 50 gr., en 20 gr. (1), en 20 gr. (2), en 10 gr. 



3:dje Gruppen af förgyld messing. 

 En 5 gr., en 2 gr. (1), en 2 gr. (2), en 1 gr. 



*) Då tvenne vigter äro lika bär den ena märket 1 och den andra märket 2. 



^ 



