Justering af Normal-mått och vigter. 67 



X =-- 6', — « — ^ UK T = 120,8 H = 749,8 t = 12",7. 



CC 0,230 iV. 



0,194 tv. 



0,211 tv. 



K 0,212 tv. 



Oaktadt de enskilda vägningarne ej väl stämma öfverens, livilket sanno- 

 likt hade sin orsak i det vid vägningstillfällena rådande variabla barometer- 

 ståndet, så skilja sig dock medeltalen endast på en obetydlighet, hvarföre re- 

 sultatet kan anses tillfredsställande. 



Med fästadt afseende på justeringsfelen hos de vigter, som ingå uti a 



fås summan af de tillagda vigterna = 117,76^8. tv åter är =2,65*7 och således 

 L ^= Si — 118,331. 



Specifika vigten för L bestämdes, med iakttagande af alla de försigtig- 

 hetsmått och reduktioner, livilka vid en dylik bestämning äro nödvändiga och 

 finnas uppgifne uti verifikationen öfver kopiorna af svenska Rikslikareskålpun- 

 det, samt erhölls -= 8,284o vid O". 



Då specifika vigten för S, är =^ 8,3301 och dess värde enligt redan ci- 

 terade verifikation 



Si = 1 //. -{- 0,74*6, så erhålles de respektive volymerna vid O**, 

 då tillika iakttages att 1 //• enligt Herr Edlunds bestämning är = 425,o7'58: 

 volumen d L = 51,2986 cubik centimeter och volumen af S^ = 5 1,0075 

 cub. cent. och således en skilnad af 0,2911, hvilken vid korrektion till stadgad 

 temperatur och barometerhöjd samt fuktighetsgrad bör iakttagas. Tillsatsvig- 

 terna, ehuni af platina, äro justerade till likhet med messingsvigter af sp. 

 vigten 8,262, hvaraf volymen för desamma blifver 0,ou3. Medeltalet af baro- 

 meterobservationerna blifver vid O" = 745, o och medium af T ^ 13'',7 och 

 den slutliga luftkorrektionen, då luften antages till hälften mättad med fuktig- 

 het = 0,^05, som bör från S-^ subtraheras. Häraf erhålles det slutliga vär- 

 det af i = 1 //. — 117,^9*6 eller enligt Herr Edlunds ofvan citerade bestämning 



L ^ \ tf. — 0,035411 qvintin vikt. vigt, 

 eller L =^ \ it. — 2,4478 ass = 8845,5522 ass. 



Helsingfors den 14 Februari 1874 



Ad. Moberg. B. 0. Nymalm. Selim Lemström. 



