Justering af Normal-mått och vigter. 71 



Comparaison du mètre de Finlande. 



Procès-Verbal de comparaison d'un 

 mètre étalon appartenant au Gou- 

 vernement de la Finlande. 



Le Gouvernement de la Finlande a fait exécuter par M. Deleuil un mètre 

 étalon que M. Lemström, Pr:r agrégé de physique à l'Université de Helsing- 

 fors, a été chargé de comparer aux étalons du Gouvernement Français. Sui- 

 vant les instructions de M. le Ministre de l'Agriculture, cette comparaison a 

 été faite au Conservatoire Lnpérial des Arts et Métiers, par les soins de M. 

 Lemström et de M. Tresca, Sous-Directeur de cet établissement. 



Le mètre du Gouvernement Finlandais est en laiton; il parte sur sa face 

 supérieure, près des extrémités, deux mouches en platine, sur chacune des- 

 quelles a été tracée une ligne longitudinale, destinée à indiquer l'axe suivant 

 lequel la longueur de la règle a été déterminée. 



Les dimensions transversales de cette règle sont les suivantes: largeur 



~ „ Mm. , . K Mm. 



30,50 ; épaisseur 0,97 • 



Au milieu de la longueur de la face supérieui-e, et vers l'un des bords, 

 elle porte l'inscription: Mètre étalon et près de l'angle, à droite: Deleuil, 

 à Paris. 



La comparaison de ce mètre F avec le prototype C, en platine du Con- 

 servatoire, a été faite dans la glace fondante, sur le comparateur, dit le Sillur- 

 mann {E. e 10) le 20 août 1870, de la manière suivante: 



Les deux mètres, ainsi que le comparateur, étant maintenus dans la glace 

 fondante depuis la veille, on a placé successivement entre les palpeurs de l'in- 

 strument: 



l:o le mètre F; 2:o le mètre C; 3:o une seconde fois le mètre F. 



A chaque opération, on a déterminé par dix lectures successives, la posi- 

 tion de la vis micrométrique, qui permet de rapprocher ou d'éloigner l'un des 



