Justering af Normal-mått och vîgier. 73 



3:e Opération. 

 Le mètre F est de nouveau placé sur la table du Comparateur. 



Moyenne 82,6 91, 19 487, 



16 



Le thermomètre à mercure, malgré sa sensibilité, n'a éprouvé aucune va- 

 riation dans ses indications, et, d'après la formule de ce thermomètre, la tem- 

 pérature constante de toutes les opérations serait de 0". 



Les variations du thermomètre de Borda, bronze et platine, ont été fai- 

 bles, puisque toutes les indications sont comprises entre 91, 19 et 91,38. 



En considérant l'indication moyenne 91,28 comme correspondant à 0", il 

 est facile de se rendre compte de l'amplitude de la variation totale, l'instru- 

 ment indiquant, avant toute expérience, 125,oo pom" "»f température ambiante 

 de 20",9; on trouve ainsi que 33,^'3 correspondent à une différence de 20'*,9, 

 et que, par conséquent, chaque division correspond à 



20",9 : 33,72 = 00,62. 



La variation extrême serait donc mesurée par 0",g2 X 00,19 — 0o,ii8. 



Au reste, la moyenne des températures des l:ère et 3:e observations est, 

 •^ Vioo près, la même que celle de l'observation intermédiaire fait sur le 

 prototype. 



Pour la division 91,38, le microm. ind. pour F 490, eô- 



91;19; 5) ,? 487, iç. 



Moyennes 91,285- 489,oi. 



Pour la division 91, „r, le microm. ind, pour C 521,39. 



Différence 32,38. 



10 



