Justering aj Noniial-mätt och vigter. 75 



Om metorn à trait, kallad F.. 



Donna nictcr utgöros af en stång af mcssing, 16,5 millimeter hög, 30 

 millinictcr bred, med 10 Längs stången inlagda silfver-plattor; ofvanjjå uti midten 

 är ingraveradt 



Mètre Etalon F. 



och på högra sidan 



F. 31. Sörensén, 



Stoikholm. 



Dä det från början var min afsigt att göra denna stång till en meter- 

 skala, så följdes vid förfärdigandet af densamma följande af omständigheterna 

 betingade metod. 



Den svenska meterskalan, som uti bestämningen af dilatations-koefficien- 

 terna kallas D, var, såsom i redogörelsen derom säges, indelad i decimetrar, 

 hvilkas änd-streck kallas A A A o. s. v. till Ao, (^en sista decimetern uti 

 centimetrar C'o {== A), f'i etc. till C'i« {= D,o), den sista centimetern uti 

 millimeter Mo (= C^), M, till J/,o (= C^o = Ao), hvarjämte den första 

 millimetern var delad uti fyra delar, hvilkas änd-streck voro Ml, Ml, Jlf", 

 M'l' och Mj och den sista millimetern uti fem delar Ml, Ml, Jf?, 3/™, 3fV 

 3/io. Till en början företogs nu undersökning af delningsfelen på stången A, 

 derefter komparerades samma stång med metern à bout F, hvarigenom man 

 erhöll 7):s definitiva korrektion, så väl för hela stången, som för hvart och 

 ett af delningsstrecken. Sedan detta blifvit verkstäldt, uppdrogos strecken på 

 stången E, sålunda att D helt och hållet kopierades, sedan dess fel blifvit 

 rättade, hvarefter slutligen stängerna D och f\ komparerades med stängcirkel. 



A). Undersökning af delningsfelen på stången D. 



Att i sin helhet upptaga denna undersökning anser jag ej nödigt eller 

 lämpligt, i synnerhet som den torde komma att publiceras af Professor Lind- 

 hagen, utan vill jag i korthet referera metoden vid undersökningen och resul- 



