70 Selim Lemstköm. 



taten af densamma. Den utfördes ])h en komi)arations-macliiu, konstruerad af 

 Repsliold. Denna utgjordes af en fast jernställning på ställskrufvar, ofvan och 

 nedan förenade med tvärslån af jern. Ofvan på den öfre slån var med starka 

 skrufvar i livardera ändan fäst en massiv jernskifva, ämnad att utgöra under- 

 stöd för de stänger, som skulle undersökas. Bredvid, men något ofvanom, 

 denna skifva befann sig en väl svarfvad jerncjdinder, livars ändar voro på 

 livar sin sida insvarfvade uti ställningens öfre delar; skifvans och cylinderns 

 längd utgjorde omkring 12 decimeter. Längs jerncylindern löpte en kälke, 

 som stödde sig emot densamma i sex punkter. Vid kälken var fäst en Flihl- 

 hebel-apparat med vattpass, förmedelst hvilken en konstant intervall emellan 

 tvenne mikroskop kunde åstadkommas. Det ena mikroskopet var försedt med 

 mikrometer-skruf, livars trommel var indelad uti 60 delar; med detta mikro- 

 skop uppmättes nu differencerna emellan den konstanta intervallen och inter- 

 vallen mellan tvenne streck på stången. Det andra mikroskopet kunde, för- 

 medelst en på kälken befintlig fin skruf, inställas noga på strecket. 



Vid en förberedande undersökning visade sig att jerncylindern ej var full- 

 komligt jämn, ty om delningsfelen undersöktes först i ett läge af meterstången 

 och denna sedan vändes om, så att den ända, som först var åt höger, kom 

 till venster och tvärtom, så erhölls afvikande resultat. För att eliminera detta 

 fel verkställdes undersökningen på följande sätt: 



l:o. Cylinderns läge markerades och tvenne serier mätningar på deci- 

 meterstrecken togos för livardera af stångens olika lägen, inalles 4 serier. 



2:o. Cylindern vreds omkring sin axel ISO** och samma mätningar, som 

 i föregående moment, togos. 



3:o. Cylindern vändes om, så att den ända, som först var åt höger, kom 

 åt venster och tvärtom, hvarefter åter tvenne serier mätningar togos i stån- 

 gens bägge lägen. 



4:o. Cylindern vreds 180^ och tvenne serier mätningar togos i livardera 

 af stångens bägge lägen. 



Under operationen tillsågs att stången låg i samma läge till cylindern d. 

 v. s. dess änd-strek sammanträffade med tvenne streck på cylindern. Medel- 

 talet af alla 16 serierna gaf slutresultatet, Öfverensstämmelsen emellan de 

 särskilda serierna, som hörde tillsamman, var äfven tillfredsställande. För 

 centimetrarne behöfdes ej dylika försigtighetsmått; dock iakttogs att mätningen 

 skedde på samma ställe af cylindern. Millimetrarne uppmättes med mikro- 

 meter-skrufven och likaledes underafdelningarna. Resultatet af undersökningen 

 var följande; 



