78 Selim Lemström. 



Vid uiiclersökningen aiiväncles särskildt. på en silfverplatta uppdragne inter- 

 valler, livilka motsvarade 1 R. 1,5 R. 1,25 R- Resultatet utgör medeltal af 

 flere nicätningar. Emedan högst få delar af trommeln behöfdes vid uppmätan- 

 det af delningsfelen, kunde skrufvens korrektion negligeras. 



B) Komparation mellan D och F. 



Denna utfördes på den repsholdska macliinen, som för ändamålet var för- 

 sedd med följande inrättning: På ena sidan var fäst, något ofvanom den om- 

 nämnda jernskifvan, på sidostödet en 3 à 4 centimeter lång stålcylinder, om- 

 kring 3 millimeter i diameter, slutande inåt apparaten med ett väl poleradt 

 sferiskt segment; denna cylinder kallas framdeles ,,den fasta stålcylindern". 

 Då en stång à bout lades på lämpligt höga rullar längs jernskifvan, så kunde 

 densamma bringas att beröra fasta stålcylindern på så sätt, att den råkade 

 just i medelpunkten af den rektangel, som bildades af stångändan ; tillika kunde 

 en med en spiralfjeder försedd och vid apparaten fäst gaffel appliceras på 

 stången så att denna med en liten kraft drogs emot stålcylindern. På kälken 

 fauns en dylik stålcylinder, rörlig på axel-tappar och i förbindelse med ett 

 känsligt vattpass, som utvisade när stålcylindern var fullkomligt horizontel. 

 Komparationen försiggick nu så att stålcylindern på kälken först bragtes i be- 

 röring med fasta stålcylindern och mikroskopet på kälken instäldes på ändstrecket 

 hos metern D, som fästes i behörigt läge på jernskifvan; derefter placerades 

 stången à bout emot fasta stålcylindern och kälken fördes till andra ändan, 

 hvarest den rörliga stålcylindern nu inställdes så att den berörde änd-rektan- 

 gelns medelpunkt; sedan denna operation blifvit utförd, gjordes inställning med 

 mikroskopet på D:s andra ändstreck. Skilnaden mellan mikrometer-afläsnin- 

 garna gaf skilnaden mellan stängerna. För att stängerna noga skulle antaga 

 samma temperatur, lågo de tillsamman en längre tid, betäckta af ett yllehölje. 

 Vid jämförelsen undveks allt, som kunde influera på stängernas temperatur; de 

 fattades med betäckta händer och en stund fick förflyta, sedan detta skett, 

 innan observationen utfördes Denna verkställdes i tvennc olika lägen af stån- 

 gen à bout, nämligen så att först ena och så andra ändan berörde den fasta 

 stålcylindern. Temperaturen aflästes på stången D:ä termometrar. 



