88 Selim Lemström. 



metermikroskoper tjenande, starka messingsarmar, livilka kunna dels ställas på 

 olika afstånd från hvarandra inom bjelkens längd, dels ock i slidor något för- 

 skjutas vinkelrätt mot bjclken. De mikroskoper, som vid komparationerna an- 

 vändes, äro starkt förstorande, och deras skrufliufvuden äro indelade i 60 delar. 

 Mahognybjelken och messingsarmanie voro under komparationerna omvcckladc 

 med ett tjockt lager af bomull, för att förekomma allt för hastiga temperatur- 

 vexlingar inom komparatorn. 



Före sjelfva komparationerna utfördes följande för deras beräkning nödiga 

 bestämningar: 



l:o. Bestämningen af thermometerfelen utfördes genom att undersöka 

 thermometrarnes kaliberfcl medelst afskiljda qvicksilfver-kolonncr, deras noll- 

 punkter i smältande is, och en annan punkt (omkr. 30") å deras skalor genom 

 jämförelse i varmt vatten med en normalthermometer, livars absoluta fel voro 

 noga kända. På detta sätt erhöllos för de thermometrar, som äro anbragta 

 vid stängerna Si och S^ följande absoluta korrektioner, som med sina vid- 

 stående tecken böra omedelbarligen anbringas till thermometerafläsningarna för 

 att gifva sanna temperaturen. 



Vid 



Dessa korrektioner komma likväl vid här ifrågavarande komparationer 

 icke i betraktande, enär temperaturen vid dem bestämdes genom Svenska Riks- 

 likarens thermometrar, betecknade Nto 2 och Nio 3. Dessas korrektioner 

 erhöllos från en för samma thermometrar i Kongl. Vetenskaps-Akademiens 

 Handl. Band 3 N:o 5 införd korrektionstabell, med iakttagande deraf, att båda 

 thermometrarnes fryspunkter nu befunnos ligga vid -|- O", is. Härigenom er- 

 hölls medelkorrektionen för båda dessa thermometrar inom de temperaturgrän- 

 ser, som komparationerna omfatta, eller mellan -\- 11" ocli -\- 13", vara 



- 0»,20. 



