Justering af Normal-mått och vigter. 95 



Stångens korrektion till svenska Rikslikaren är — 0,f^f, förvandladt till 

 delar af trommeln på mikroskopet 5, gör detta — 0,l',j, som bör fördelas på * 

 hela indelningen. Korrektionerna kunna nu lätt förvandlas till millimeter eller 

 decimal-linier, då 



1 del af trommeln = 0,oo1'ü26 eller 



1 del af „ = 0,0003456 decimal-linier. 



Angcående de särskilda tal, hvarur korrektionerna blifvit beräknade, må 

 anmärkas att mikroskoperna för livart och ett af dem instäldes tre, oftast flere 

 särskilda gånger. 



Indelningen på denna stång är gjord efter en äldre kopia af Eikslikaren. 

 Delningsfelen på densamma hafva aldrig blifvit undersökta, hvarföre felen ej 

 heller kunde blifva rättade på stången Su.; detta är orsaken till deras jäm- 

 förelsevis betydliga storlek. 



Helsingfors i Maj 1874. 



Selim Lemström 



