Justering af Noi'malmatt och vigter. 97 



U 11 d e r S ö ]v 11 i ii g 



af dilatations-koefficienterna för normal-etalonerna T,, F och Tre fot K:o 1 Si. 



Följande längdmåtts dilatations-koefficicnter voro nödiga att känna: 



l:o. Mètre-ctalon à bout kallad F: 



2:0. Mètre-etalon à trait „ F^. 



3:o. Tre fot N:o 1 „ S,. 



Emedan en likartad undersökning var bestämd att utfciras för kongliga 

 Svenska Vetenskaps Akademins räkning af Hr Professorn Lindhagen, sä öfvcr- 

 enskoms att verkställa arbetet på en gång, och på Hr Lindhagens förslag 

 antogs följande metod: 



l:o. Bestämdes dilatationskoefficienterna för tvenne meter-mått à trait, 



det ena tillhörande Akademin och det andra det ofvannämnde måttet i^g- D^ii 

 svenska stången, som jag framdeles vill kalla D, var indelad uti 10 decimeter, 

 änd-decimetcrn uti 10 centimeter, änd-centimetern uti 10 millimeter och slut- 

 ligen den l:sta millimetern från insidan af stången uti fyra lika delar och den 

 sista uti fem äfvenledes lika delar. På F2 uppdrogos tvenne streck, af hvilka 

 det ena motsvarade begynnelse-strecket på D och det andra den i fem delar 

 indelade millimeterns tredje streck. Med dessa stänger togos följande kom- 

 parationer : 



o) Eniollau D i luft af ninmiets temperatur och F, i smältaude is 



b) „ Z> som förut och F^ i varmt bad af omkr. 25" 



c) „ is i luft af rummets temperatur och D i smältande is 



d) „ -Fj „ och D i varmt bad af omkr. 25". 



Härvid togs komparationen emellan de streck på D, hvilka för tillfället 

 näiTiiast motsvarade längden af i^g- Ur dessa data beräknades dilatations- 

 coefficienterna för D och i^g- 



2:o. Sedan dilatationskoefticienten för I) blifvit funnen, uttogs densamma 

 för de öfriga stängerna genom att komparera en viss intervall emellan tvenne, 



13 



