Justering af Normal-mätt och vigter. 'J9 



Härvid märkes att hvarje tal uti de tre serierna är medeltalet af åtmin- 

 stone tre observationer. Tages medeltalet af alla tre serierna, sä fås 



0,199991 = 256,08 trommeldelar af mikroskopet Ä och 

 0,i9"999i = 253,2u ,, „ ., -B, livaraf 



för A 1 tr.-del 0,Soo:8ui och för B 1 tr.-del = 0,ooo-897. 



För att bringa stängerna såväl till O" som ock till en temperatur af 25 

 grader, inlades de uti en innantill med asfalt öfverdragen långsträckt trädlåda, 

 mot hvardera ändan, på ena sidan, försedd med tvänne inkittade glasfönster. 

 Stängerna lågo på rullar, hvilka voro med hållare fastade på bottnen af lådan, 

 ungefär så, att stångens möjliga krökning till följd af dess tyngd blef den 

 minsta möjliga. För att kunna göra inställning med mikroskoperna på strecken, 

 under det stången befann sig i vatten eller i smältande is, fastkittades på 

 sjelfva stången tvänne koniska metall-käril utan bottnar, med den smalare 

 ändan nedåt, så att strecket helt och hållet omslöts. Kärlet var på en sida 

 genombrutet och försedt med en glasskifva, hvilken vändes emot lådans fön- 

 ster. Det infallande ljuset bröts genom det af vatten-lagret och kärlets snedt- 

 stående glasskifva bildade prismat, så att stången i streckets omgifning bely- 

 stes. Demia inrättning har förut blifvit använd af Hr Edlund (Sv. Vetenskaps 

 Akademiens Handl. Bd. 3 Nio 5). 



På de öfriga stängerna som undersöktes, uppdrogos för tillfället streck, 

 mellan hvilka afståndet uppmättes. 



På F var detta afstånd 970,i4"' och motsvarande på D 969,99°"' på Si 

 890,85"" och på B 890,^"- 



Stängerna !>, F och ti^ voro försedda med thermometrar, hvilkas cylin- 

 driska reservoirer voro nära mot de resp. stängernas ändar uti metallen in- 

 sänkta. För stängerna D och Si''") anföres här endast medeltalet af absoluta 

 korrektioner för bägge thermometrarne, för F., u])ptages deremot: l:o resul- 

 tatet af kaliber-undersökningen, som verkstäldes enl. Hällströms metod med 



*) Fiuues vidlyftigare behandladt uti verifikationeu af trefots-måtten. 



