594 Robert Tigersted t. 



eine kleine Oese u angebracht, an welchen die beiden Enden einer Darmsaite 

 befestigt sind. Diese Saite, welche über die Rollen tiu' zur unteren Fläche 

 des Apparats hinläuft, geht dort einmal um die Rolle %>, welche mit dem 

 Handgriif w (Taf. 1) in fester Verbindung steht. Sobald dieser Griff gedreht 

 wird, geht der Schlitten in Folge der Friction der Saite gegen die Rolle v in 

 der gewünschten Richtung. Man könnte diese Einrichtung entbehren, und den 

 Schlitten einfach mit der Hand vorwärtsschieben. Dieses ist jedoch mit der 

 üngelegenheit verknüpft, dass dann der Fallapparat nicht so fest an jedem 

 bestimmten Punkte fixirt ist, als bei der Anwendung der Saite. 



Um das Gewicht zu heben, habe ich eine besondere in Fig. 1, Taf. 4 

 und in den Taf. 1 und 2 (xoc) abgebildete Vorrichtung benutzt. Jede Hälfte des 

 Schlittens hat dicht innerhalb des Messingpfeilers aa^ hb' (Taf. 1) ein Loch von 

 4 Mm. Durchmesser und in der Scheibe n befinden sich längs der ganzen Strecke vom 

 vorderen bis zum hinteren Ende des Bettes auf beiden Seiten desselben genau 

 unter den Ijöchern der Schlitten-Hälften zwei Oeffnungen von demselben Diameter 

 wie die Löcher, ßß, Taf. 3. Durch beide Löcher und die entsprechen- 

 den Oeffnungen der Bodenplatte läuft ein messingener Stab von 5,2 Ctm. Länge. 

 Die Stäbe werden, in welche Lage man sie auch bringen möge, vermittelst einer 

 Feder stramm in ihren Löchern festgehalten. Unten sind sie mit einem Quer- 

 stück aus Hartgummi verbunden und endigen oben jeder mit einem runden 

 Knopf, der das Ausziehen derselben durch die Löcher verhindert. Sobald das 

 Gewicht herabgefallen, wird dieser kleine Apparat mit dem Finger hinaufge- 

 schoben und das Gewicht auf diese Art gehoben. Mit einiger Uebung kann 

 man es soweit bringen, dass das Gewicht thatsächlich in demselben Augen- 

 blick, wo es den Nerv getroffen, gehoben wird. 



Der electrische Strom wird vermittelst der an der Scheibe n angebrachten 

 Schrauben .?^' zum Electromagnet geleitet. Vermittelst anderer neben ihnen 

 befestigter Leitungsschrauben lassen sich electrische Ströme zu den Nerven 

 hinleiten. In die unmittelbar vor dem Fallapparat gelegenen Leitungsschrau- 

 ben a a können Electroden aus Piatina eingeschraubt werden. Die Löcher 

 dieser Schrauben sind so angebracht, dass die Leitungsdrähte umittelbar auf 

 der oberen Fläche der Glasscheibe zu ruhen kommen. Um sie stetiger zu 

 machen, kann man sie mit Siegellack an die entgegengesetzte Schlittenhälfte 

 befestigen. Sie folgen dann einer jeden Bewegung des Schlittens und lassen 

 sich auf der einen oder der anderen Nervenstelle, je nachdem welchen Punkt 

 man reizen will, anbringen. Mittelst Siegellack lassen sich übrigens Elec- 



