Studien über mechanische Nervenreizung. 595 



troden, wo man irgend will, befestigen und z. B. electrotonisirende Ströme dem 

 Nerv gleichzeitig mit der mechanischen Reizung zuführen. 



Bei Experimenten mit diesem Apparat pflege ich, nachdem derselbe in 

 wagerechte Lage gebracht worden, auf jeden verfügbaren Raum auf demselben 

 Schalen mit feuchten Schwämmen anzubringen und das Ganze darauf mit einer 

 Glasglocke zu überdecken, deren innere Wände gleichfalls mit Wasser ange- 

 feuchtet worden. Diese 14 Ctm. hohe Glocke hat eine paralellipipedische 

 Form; in der Mitte der Decke befindet sich eine Oeffnung so breit, dass der 

 obere Theil des Fallapparats, sobald derselbe vor- oder zurück-geschoben wird, 

 durchgehen kann. Damit diese Oeifnung ein Verdunsten oder Austrocknen 

 nicht befördern möge, wird sie durch zwei Scheiben, die eine vor und die 

 andere hinter dem Fallapparat, bedeckt und die noch übrige Oeffnung durch 

 eine dritte Scheibe geschlossen. 



Will man den Anker von verschiedener Höhe fallen lassen, so sind ge- 

 wisse Kunstgriffe, die das Experiment bedeutend erleichtern und dasselbe 

 sicherer und bequemer machen, nicht ausser Acht zu lassen. Die Stäbe x des 

 Hebeapparats überragen mit nahezu 1,5 Ctm. das Bett des Nervs. Bedarf 

 man keiner grösseren Fallhöhe, so thut man am besten das Gewicht mittelst 

 des Hebeapparats zu heben, bis es den Electromagnet, den man vorher au 

 der gewünschten Stelle fixirt hat, berührt. Bei bedeutenderen Fallhöhen hebt 

 man das Gewicht mit dem Hebeapparat, bis es den Electromagnet trifft; dann 

 schliesst man den Strom und hebt mit dem Magnet das Gewicht so hoch man 

 will. Vermittelst der Schraube f wird darauf der Electromagnet auf der 

 gewünschten Höhe fixirt. 



Um die Friction der Gewichte gegen die Pfeiler und die darin gespannten 

 Saiten möglichst zu vermindern, war es nothwendig, Ersteren Möglichkeit zu 

 gewissen Abweichungen in seitlicher Richtung zu geben. Will man sicher sein, 

 dass das Gewicht beim Fallen den Nerv dennoch richtig trifft^ so muss man 

 daher dasselbe, ehe es bis zur gewünschten Höhe gehoben wird, so stellen, 

 dass dessen Mitte genau mit dem Nerv zusammenfällt. Dieses gilt nament- 

 lich den Gewichten N:o I und H, welche nur dann ihre volle Kraft ent- 

 wickeln können, wenn sie den Nerv genau mit der Mitte ihrer halbmondför- 

 migen unteren Enden treffen. Bei den übrigen Gewichten ist eine strenge 

 Beobachtung dieser Regeln nicht so nothwendig. 



Um das Gewicht einzustellen, verfährt man wie folgt. Man senkt den 

 Hebeapparat mit dem darauf ruhenden Gewicht so niedrig, dass es den Nerv 

 fast berührt, ohne es jedoch zu thun. Darauf öffnet man den hinteren Deckel 



