34 Centralblatt für Physiologie. Nr. 2. 



alles Kreatinin auszufällen. Jedoch wurden grössere Zahlen erhalten, 

 als in der Literatur angegeben sind. 



Gefunden wurden im Pferdeharn 0*048 bis 1033 Procent, im 

 Einderharn 0135 Procent, im menschlichen Harn 0*11 Procent. 



Schliesslich ist hervorzuheben, dass Kreatinin-Chlorzink beim 

 Pferd und Bind in den ersten Portionen in Form einer gelben, harz- 

 igen, hygroskopischen Substanz gefällt wird, welche sich unter dem 

 Mikroskop aus lauter kleinen, kugeligen Krystalldrusen bestehend er- 

 weist. Erst die letzten Portionen boten das gewöhnliche Aussehen des 

 Kreatininchlorzinkniederschlages des Menschenharns. 



Die ausführlichen Mittheilungen über diese Untersuchungen er- 

 scheinen in der „Zeitschrift für Thiermedicin." 



(Aus dem physiologischen Institute der deutschen Universität in Prag.) 



Die Bürstenwippe. 



Ein Instrument zur Leitung, Wendung und Unterbrechung des 

 elektrischen Stromes bei physiologischen Untersuchungen. 



Von Dr. Richard Hans Kahn, Assistenten am Institute. 

 (Der Redaetion zugegangen am 10. April 1903.) 



Die Uebertragung des elektrischen Stromes von festen auf be- 

 wegliche Leitungstheile findet bei den zu physiologischen Zwecken ge- 

 bräuchlichen Apparaten auf dreierlei Weise statt: Durch den Queck- 

 silbercontact, durch zeitweises Andrücken zweier meist gewölbter Metall- 

 flächen aneinander und durch Berührung zwischen Achse und Achsen- 

 lager, häufig unter Vermehrung der Reibung bei der Drehung mittelst 

 einer Schleiffeder. 



Die erste Art des Oontactes ist die älteste und sicherste, und 

 es müssen für bestimmte allerdings relativ seltene Zwecke (Galvano- 

 raetrie) die mannigfaltigen Nachtheile derselben wohl in Kauf ge- 

 nommen werden. Abgesehen von der gelegentlich recht bedeutenden 

 Schädigung der MetaUtheile durch das Quecksilber, bildet bekanntlich 

 die Verunreinigung, Oxydation und Verschüttung desselben eine dau- 

 ernde Quelle von Uebelständen. Das Andrücken zweier gewölbter 

 metallischer Flächen aneinander, welches meistens durch die Feder- 

 kraft des beweglichen Leitungstheiles besorgt wird, lässt stets viel an 

 Sicherheit des Stromschlusses zu wünschen übrig, und der Wider- 

 stand an der Stelle des Oontactes ist recht veränderlich. Am ungünstig- 

 sten aber liegen die Verhältnjsse bei der Leitung des Stromes durch 

 ein Achsenlager. Denn die MetaUtheile eines solchen Lagers, welche 

 sich verhältnismässig rasch abnutzen — ein ausreichendes Oelen der 

 betreffenden Theile verbietet sich ja von selbst — verursachen, sobald 

 sie sich nicht mehr flächenhaft decken, erfahrungsgemäss im günstig- 

 sten Falle starke Aenderungen des Widerstandes, meistens aber Stör- 

 ungen der Leitung, welche durch eine einfache Reparatur in den sei- 



