Nr, 2. Ceutralblatt für Physiologie. 35 



tensteo Fällen völlig — und auch da nur für kurze Zeit — zu be- 

 beben sind, 



Erwägungen solcher Art haben dazu geführt, du Bois-Eey- 

 mond's Quecksilber- und Metallschlüssel entsprechend zu modificiren. So 

 hat Steinach*) einen Vacuum-Quecksilberschlüssel construirt, welcher 

 neben dem Abschluss von chemisch reinem Quecksilber im luftleeren 

 Räume den Contact im Achsenlager dadurch vermeidet, dass ein 

 dünner Kupferblechstreifen in Spiralform die fixen mit den beweglichen 

 Metalltheilen verbindet. Die bedeutenden Leitungsmängel des einfachen 

 Metall- und Vorreiberschlüssels hat Krusich**) dadurch behoben, dass 

 er den Strom durch zwei federnde und fest leitend miteinander ver- 

 bundene bewegliche Bürsten mit Umgehung jeder Stromführung durch 

 ein Achsenlager oder von einem fixen über einen beweglichen zu 

 einem fixen Leitungstheile mit der Sicherheit eines Stöpselcontactes 

 schliesst. Beide Apparate stehen in unserem Institute seit Jahren in 

 Verwendung, ohne dass jemals eine Contactunsicherheit an ihnen zu 

 bemerken gewesen wäre. Aber in noch höherem Maasse als bei den 

 Schlüsseln machen sich die erwähnten Uebelsläcde wegen der grösseren 

 Zahl der dauernden und zeitweisen Oontactstellen bei jenen Apparaten 

 geltend, welche den Strom zu wenden und in bestimmte Bahnen zu 

 weisen haben, dem Ruhmkorff'schen Stromwender und der Pohl- 

 schen Wippe. Auch die letztere, welche wegen ihrer mannigfacheren 

 Verwendbarkeit wohl am meisten benutzt wird, hat eine Veränderung 

 erfahren, aber sie wurde dabei in ein recht complicirtes, wenig über- 

 sichtliches Instrument verwandelt. Durig***) hat das von Steinach 

 verwendete Princip theilweise benutzt, um die Uebelstände des Queck- 

 silbereontactes bei der Pohl'schen Wippe zu beheben. Aber den sich 

 dabei nothwendigerweise ergebenden Uebelstand der Stromführung 

 von fixen auf bewegliche Metalltheile hat er durch Anwendung von 

 Litzen statt des Stein ach'schen Kupferstreifens kaum in besserer 

 Weise behoben. Schliesslich ist die Anwendung des Quecksilbers für 

 alle Zwecke, denen die Pohl'sche Wippe zu dienen hat, entbehrlich, 

 wenn man anderweitig für genügende Contactsicherheit sorgt, und es 

 scheint viel erstrebenswerther, dasselbe hier zu vermeiden, als dieses 

 einfache Instrument durch besondere Maassnahmen zu compliciren. 



Nachstehend sei in Kürze eine Wippe beschrieben, welche Krusich 

 nach meinen Angaben gebaut hat, bei welcher das Quecksilber, sowie 

 die Stromführung durch Achsenlager vermieden sind und welche der 

 ursprünglichen Form des Pohl'schen Instrumentes an Einfachheit nur 

 sehr wenig nachsteht. Im Centrum einer Hartgummischeibe von etwa 

 80 Millimeter Durchmesser liegen zwei voneinander durch Hart- 

 gummi isolirte Doppelbürsten bb und bjbi derart in einem Achsen- 

 lager, dass jederseits die ebenfalls voneinander isolirten Achsenhälfcen 



*) E. Steiiiach, Ein Vaeuum-Queeksilberselilüssel für Stromunterbreehung 

 und Nebensehluss. Pflüger 's Areh. LXXVIII, S. 286 (1899). 



**) J. Krusich, Universitätsmechaniker (Prag). Catalog 1901, Nr. 38 (Fig. 38a, 

 38 b). 



***) A. Durig, Eine Modificatioii der Pohl'schen Wippe, dies Centralbl. XV, 

 S. 97. 



