Nr. 2. 



Centralblatt für Physiologie. 



37 



Die Vortheile dieses Apparates bestehen also darin, dass trotz Ver- 

 meidung des Quecksilbers sichere und breite zeitweise Contactflächen vor- 

 handen sind, und dass der Strom kein Achsenlager zu passiren hat. Die 

 Hartgummiplatte ruht auf einem schweren Fuss aus Messingguss und 

 die äussere Ausstattung des Instrumentes ist eine entsprechende (Fig. 2). 



Führt man einen Strom zur Klemmschraube s und von S| wieder 

 zur Stromquelle zurück, so kann man ihn je nach Stellung der ßürsten- 

 paare bei k — k oder k^ — ki in zwei verschiedene Stromkreise 

 leiten. Schraubt man jedoch die Muttern mmi fest an die Klotzhälften 

 kg k2i so dass das Drahtkreuz in Function treten kann, so lässt sich 

 durch Druck auf je einen der beiden Knöpfe d und dj nach Ver- 

 bindung der Klemmschrauben s und s^ mit der Stromquelle in einem 



Fig. 2. 



die Klötze kk oder kj ki verbindenden Stromkreise die Eichtung des 

 Stromes ändern. Ebenso lassen sich alle anderen mittelst der Pohl- 

 schen Wippe vorzunehmenden Schaltungen (zwei Elemente neben- und 

 hintereinander, Schaltung zur Vermeidung der durch das Kreuz ver- 

 ursachten geringen Veränderung des Widerstandes bei der Strom- 

 wendung etc.) auch mit diesem Instrumente ausführen. Verbindet man 

 endlich die Klemmschrauben s Si miteinander durch einen kurzen starken 

 Draht, so kann der Apparat gleich dem Krusich'schen Schlüssel mit 

 Vortheil als Vorreiberschlüssel benutzt werden. Seine Verwendung als 

 einfacher Stromschlüssel ist selbstverständlich. 



Mit dieser Construction glaube ich also ein verlässliches, als 

 Stromwender, Stromweiser, Vorreiberschlüssel und Contactschlüssel mit 



