Nr. 9. Zentralblatt für Physiologie. 235 



Schwankung sein. Als an das einzig taugliche Verfahren war dabei 

 natürlich nur au eine thermoelektrische Messung zu denken. Ein d'Ar- 

 sonvalsches Torsionsgalvanometer mit Thermospule, dessen Empfind- 

 lichkeit bequem abzustufen war, wurde mit einer gewöhnlichen elektri- 

 schen Compensationseinrichtung versehen und mit den Polen einer ein- 

 fachen Thermosäule in Verbindung gebracht. Letztere bestand nur aus 

 zwei Lötstellen von Neusilber und Eisendraht, von denen die eine der 

 Haut an der Stelle anlag, unter welche dann die Injektion erfolgte, 

 so daß nach dieser die Lötstelle gerade auf der Kuppe der ent- 

 stehenden Quaddel lag. Die Fixierung der Elektrode geschah durch 

 einen Heftpflasterstreifen. Die ganze Stelle war mit Watte dicht um- 

 geben. Es mußte daher jede Temperaturveränderung der Hautober- 

 fläche ohne merkliche Verzögerung durch die Temperaturschwankung 

 an der Lötstelle am Galvanometer zum Ausdruck kommen, außer- 

 dem aber die wirkliche Temperatur in Celsiusgraden anzugeben sein, 

 wenn die Temperatur der zweiten Lötstelle konstant erhalten wurde. 

 Diese befand sich entweder in Wasser von Zimmertemperatur, das 

 durch doppelte Luftmäntel und Watteumhüllung vor einer Änderung 

 möglichst geschützt war oder an einer zweiten korrespondierenden 

 Stelle des anderen Armes, der ebenfalls durch dichte Wattelagen vor 

 plötzlichen Temperaturschwankungen geschützt war. Außerdem waren 

 Luftbewegungen im abgedunkelten und versperrten Zimmer durch voll- 

 kommene Ruhe der Versuchsperson und des Assistenten, der die In- 

 jektion ausführte, vermieden. Sämtliche Klemmen waren durch Watte- 

 umhüllung geschützt. 



Zu Beginn der Beobachtung mußte natürlich der Thermostrom, 

 der sich aus der Temperaturdifi"erenz zwischen beiden Lötstellen er- 

 gab, kompensiert werden; was immer erst nach mehreren Minuten ge- 

 schehen durfte, nachdem die Temperatur unter den Wattebäuschen 

 eine konstante geworden war. Nun erfolgte die Injektion von 1 Kubik- 

 zentimeter sterilisierter physiologischer Kochsalzlösung, die bis zur ge- 

 wollten niederen Temperatur abgekühlt war. Wegen der größeren 

 Temperaturdifferenzen, welche dadurch zu erzielen waren, schien dies 

 empfehlenswerter als mit den erwähnten Lösungen von mehr als Körper- 

 temperatur zu arbeiten. Als Injektionsstelle diente die Volarseite des 

 Vorderarmes. 



Den Gang der Temperaturänderung auf der Hautoberfläche bei 

 einer subkutanen Injection mögen die folgenden zwei Beispiele zeigen. 



