1^60 2entralblatt für Physiologie. Nr. 10. 



nur eine ganz unwesentliche Verringerung derselben bedingt hätte, 

 diese ist jedoch nach unseren heutigen Ansichten über Schlagvolum 

 und Kreislaufszeit als ausgeschlossen zu erachten. 



Die Möglichkeit, daß die Eesidualluft zu hoch bestimmt worden 

 sei, war bei den betreffenden Versuchen der Partiardruckarbeit immer 

 noch einzuräumen, da nicht auszuschließen war, daß durch den Zutritt 

 von N2 aus der atmosphärischen Luft zu dem Wasser, mit Hilfe 

 dessen die Gase zum Messen ihres Volums verdrängt wurden, ein 

 Fehler von mehreren Kubikzentimetern begangen worden sei. Diesem 

 Umstände ist nun durch die Verbesserung der Methode vollkommen 

 begegnet. Ebenso ist auch jene Klippe umgangen worden, die in der 

 Durchführung der Analyse über saurem Wasser gegeben ist, wenn es 

 sich um Gemische handelt, die in ihrer Zusamensetzung so sehr von 

 jener der atmosphärischen Luft abweichen, wie die verwendeten. Die 

 Analysen wurden daher nur mehr über Quecksilber ausgeführt, auf 

 dem ein Tropfen Wasser in bekannter Weise zur Sättigung mit Wasser- 

 dampf diente. 



Folgen wir nun den Vorbereitungen und der Durchführung eines 

 Versuches! Daß eine Methode, die den Zweck verfolgt, mit erreich- 

 barer Genauigkeit und unter peinlicher Vermeidung der möglichen 

 Fehler zu arbeiten, kein klinisch expeditives Verfahren sein kann, ist 

 wohl nach der Natur der Sache selbstverständlich. An der Hand der 

 beigegebenen Abbildung möge die Besprechung derselben erfolgen. 



Aus der Sauerstoffbombe B, die mit einem Reduzierventil versehen 

 ist, wird Sauerstoff in die Leitung 2 getrieben. (Der Kürze halber soll 

 von nun an nur die Nummer der Tafel allein die betreffende Leitung 

 benennen.) 5 und 3 sind gesperrt. Durch 9 tritt das Gas in die Flasche 

 J, deren Wasser unter geringem Überdruck in die Flasche W ge- 

 preßt wird. Das Wassermanometer auf J ist daher während dieses 

 Einfüllens des Gases gegen die Außenluft gesperrt. Das einfließende 

 Wasser verdrängt aus Flasche W naturgemäßerweise ein gleiches Volum 

 an Gas, und zwar an Sauerstoff, der vorher in die Flasche gefüllt war. 

 Dieser entweicht nun durch fg ins Freie, während 6 gesperrt ist. 



Ist Flasche J bis auf einen kleinen Wasserrest von 1 bis 2 Litern 

 mit Gas gefüllt, so wird 8 und 9 doppelt abgeklemmt und zwischen 

 beiden Verschlüssen die Verbindung gelöst. Es wird darauf J gewogen 

 und der Gewichtsverlust der Flasche gegenüber ihrem • gefüllten Zu- 

 stande bestimmt. Unter Berücksichtigung des kubischen Ausdehnungs- 

 koeffizienten für das Wasser und das Glasgefäß berechnet sich daraus 

 einfach der Gasraum. Da die Wägung bequem auf 1 Gramm genau 

 durchgeführt werden konnte, läßt sich das Gasvolura, vorausgesetzt, 

 daß der Druck, unter dem das Gas steht und die Temperatur genau 

 bekannt sind, mit nur 1 Kubikzentimeter Fehler bestimmen. 



Um Druck und Temperatur zu finden, wird die Flasche am Hals 

 und Boden mit Tüchern gefaßt und solange geschüttelt, bis das 

 Thermometer zur Euhe kommt, die Temperatur also in der ganzen 

 Flasche eine gleichmäßige geworden ist, nun wird der Hahn an 9 auf 

 einen Moment geöffnet und der Überdruck durch Entweichenlassen 

 von Gas entfernt; die zurückbleibende Gasmasse steht daher unter 

 Atmosphärendruck. Easch wird nochmals das Thermometer abgelesen 



