Nr. 10. Zentralblatt für Physiologie 263 



sofort nach der Beendigung des Versuches auch ohne Ausführung einer 

 Analyse besagt, ob der Untersuchte am Beginn und Ende der Beob- 

 achtung in seiner Lunge wirklich nicht mehr als die ßesidualluft zurück- 

 behalten hat. Wie die Erfahrung ergibt, stimmt nämlich bei einer Versuchs- 

 dauer von zirka 30 Sekunden das Volum der zugeführten und jenes der 

 abgeführten Luft meist bis auf wenige Kubikzentimeter überein. Ein Ver- 

 such, in dem der Unterschied zwischen beiden, und zwar ist dann die 

 Gasmenge am Schlüsse die kleinere, mehr als 50 Kubikzentimeter be- 

 trägt, ist bereits als ziemlich unverläßlich zu bezeichnen, während ein 

 solcher mit mehr als 100 Kubikzentimeter Differenz, natürlich abge- 

 sehen von der Änderung, die durch den Wechsel der Temperatur 

 bedingt ist, schon als schlecht anzusehen ist. Man kann sich durch 

 diesen Anhaltspunkt bei Beobachtungen an minder intelhgenten Personen, 

 bei denen es oft sehr schwer gelingt, eine gute Ausführung des Ver- 

 suches zu erzielen, die Mühe der Analyse von vornherein ersparen. 



Die Eückbestimmung des Volums geschieht durch die Exspirations- 

 flasche E. 



War im Kreise, in dem das Volum des Gases vor dem Versuche 

 bestimmt wurde und in dem dieses weiter getrieben wurde, allenthalben 

 nur Wasser m Verwendung, das immer mit genau demselben Gas ge- 

 sättigt war und rückte an seine Stelle abermals das nämliche Gas- 

 gemenge aus der Bombe durch den Kautschukballon nach, so war 

 der Kreis für die Bestimmung des Exspirationsgases nur durch Wasser 

 gesperrt, über dem Exspirationsgas eines früheren ganz analogen Versuchs- 

 stand, während das Wasser selbst durch Schütteln mit einem eben- 

 solchen Gasgemenge schon vorher abgesättigt war. Dementsprechend 

 enthält die Druckflasche D, die Saugflasche S und der Ballon Kg ein 

 Gasgemenge, das um zirka 12 Prozent Nj und um 4 Prozent COg 

 reicher war als jenes, das sich in W befand. Eine Fälschung der 

 Ergebnisse durch die Abgabe von Ng oder die Absorption von COg 

 infolge des Wassers, das zur Messung diente, konnte daher nicht mehr 

 stattfinden. Zur Eückbestimmung ist 3, 12, 16 und 15 (gegen Kg) ge- 

 schlossen, ebenso a. Nun werden 4, 10, 11, 17, 18 und fi geöffnet. Es fließt 

 daher Wasser aus E nach S aus. Aus S wird dadurch Exspirationsluft 

 verdrängt, die bei fi ins Freie entweicht. Das Manometer der Flasche 

 zeigt 1 bis 2 Millimeter Überdruck, der durch das Gewicht der ein- 

 sinkenden, oberen Ballonwand bedingt ist. Diese faltet sich glatt zu- 

 sammen und mit dem Momente, in dem der Ballon vollkommen entleert 

 ist, schlägt das Manometer in dauernde Saugstellung um. Rasch wird 18 

 geschlossen, ebenso wird f geschlossen und 15 geöffnet. Durch vor- 

 sichtiges Öffnen von 16 läßt man nuu langsam Wasser aus der Druck- 

 flasche in die Inspirationsflasche eintreten, wenige Tropfen genügen 

 und das Manometer steht in beiden Schenkeln gleich hoch, es ist also 

 soviel Gas in die Zuleitung zum Ballon gedrängt worden, daß in diesem 

 wieder Atmosphärendruck herrscht. Der Ballon ist also genau zu 

 jenem Grade wieder entleert worden, bei dem zu Beginn die Abfüllung 

 von Gas in denselben begann. Nun wird 11 gesperrt. Durch Absaugen 

 und Nachlaufen von Wasser mit Hilfe der Flaschen D und S wird 

 ständig wieder die Druckänderung korrigiert, die das Manometer an- 

 zeigt, wenn die Flasche J geschüttelt wird. Dies dauert solange 



