Nr. 16. 



Zentralblatt für Physiologie. 



439 



In dem beistehend abgebildeten Differentialtensimeter besitzen 

 wir ein Instrument, welciaes gestattet, aus der Tensionsabnahme den 

 osmotischen Druck von Flüssigkeitsmengen bis herab zu 0*2 Kubik- 

 eentimeter bei jeder Temperatur zwischen 0^ und 100° mit beinahe 

 beliebiger Empfindlichkeit zu messen. 



Der allgemeinen Einführung der Messung der Dampfdruck- 

 erniedrigung zur Bestimmung der Molenzahl, des Molekulargewichtes 

 und zur Berechnung des osmotischen Druckes stand bisher die Un- 

 bequemlichkeit und die bisherige ünempfindlichkeit der Tensimeter 

 gegenübei, so daß nur die Bestimmung der Wasserdampftensiou fester 

 Hydrate im Tensimeter ausgeführt wurde. Die Apparate mußten im 

 luftleeren Zustand von der Luftpumpe ab- 

 geschmolzen werden, wobei leicht ein Zer- 

 brechen des Tensimeters eintrat. Dieser 

 Übelstand wurde beim neuen Differential- 

 tensimeter dadurch vermieden, daß die Ver- 

 bindung des Tensimeters mit der Luftpumpe 

 durch einen mit Quecksilber gedichteten 

 Glasschliff erfolgt und daß sämtliche Hähne 

 und Verschlüsse für Quecksilberdichtung 

 eingerichtet sind. Gummiverbindungen 

 waren, wie zahlreiche Vorversuche ergeben 

 haben, niemals auf die Dauer luftdicht zu 

 erhalten. Das zweite Hindernis für die An- 

 wendung des Tensimeters bestand in der 

 allzu geringen Empfindlichkeit der Me- 

 thode selbst bei Ersatz des Quecksilbers 

 als Manometerflüssigkeit durch das vier- 

 zehnmal leichtere Olivenöl. 



Diese ünempfindlichkeit des Mano- 

 meters kann nach einem Vorschlag von 

 Kretz*) beseitigt werden, wenn man zwei 

 Flüssigkeiten von sehr wenig verschiedener 



Dichte benutzt, z. B. Wasser und Anilin (Sp = 0'998 und Sp= 1-022), 

 wobei die schwerere Flüssigkeit in einer engen Eöhre, die leichtere 

 in zwei weiten Eeservoiren sich darüber befindet. Eine Nachprüfung des 

 Apparates, welcher bei 0^ gute Eesultate bei der Molekulargewichts- 

 bestimmung des Rohrzuckers ergeben hatte, zeigte, daß die Methode 

 für den Biologen zur Prüfung unbekannter Flüssigkeiten nicht an- 

 wendbar ist. 



Der oben beschriebene Apparat von Smits besitzt nur eine 

 (zwar immense), aber unveränderliche Empfindlichkeit, so daß nur für 

 ganz geringe Drucke Messungen sich überhaupt ausführen lassen, 

 während bei Prüfung ungeeigneter Flüssigkeiten das Anilin aus dem 

 engen Rohre verdrängt wird. Das neue Differentialtensimeter erlaubt 

 durch Neigen des Manometerrohres jede gewünschte Empfindlichkeit 

 des Apparates sich nach Belieben einzustellen. Ist a der Winkel, 

 welchen das Manometerrohr mit dem Horizont bildet, so ist der Druck 



■=) S. darüber van t'Hoff, Vorlesungen u. s. w. II, S. 41, 1899. 



