440 Zentralblatt für Physiologie. Nr. 16. 



p = hdsin a.*) Die HandhabuDg des Differentialtensimeters ist eine 

 verhältnismäßig einfache. 



Das Tensimeter wird von seinem Metallager abgeschraubt und in den 

 Glasschlifif der Toeplerschen Luftpumpe bei (D) eingehängt. Durch 

 Füllen des Glasgefäßes, welches den Schliff umgibt, mit Quecksilber wird 

 die Dichtung zu einer absoluten gestaltet und doch läßt sich der Apparat 

 in jedem Moment von der Luftpumpe wieder abheben. Vor dem Ge- 

 brauch wird das Manometerrohr des Tensiraeters mit einer geeigneten 

 Sperrflüssigkeit (Quecksilber oder Öl) gefüllt, eine geringe Quantität 

 der auf osmotischen Druck zu untersuchenden Flüssigkeit mit einer 

 dünnen Pipette in die Glaskugel (N) eingeführt, während eine gleiche 

 Quantität konzentrierte Schwefelsäure mit Phosphorsäureanhjdrid in 

 die benachbarte Glaskugel ebenfalls mit einer Pipette gebracht wird. 

 Die zur Einführung der Flüssigkeit geöffneten Glasschliffe werden ein- 

 gedreht und mit geschmolzenem Paraffin luftdicht verkittet. Durch ein- 

 faches Anziehen des Glasstöpsels löst man das erstarrte Paraffin wieder 

 ab, wenn der Versuch beendigt ist. 



Die Luftpumpe, an welche das Tensimeter angeschlossen wird, 

 ist eine gewöhnliche Toeplersche Quecksilberluftpumpe, durch welche 

 in wenigen Hüben die höchste überhaupt erzielbare Luftleere im 

 Tensimeter hergestellt werden kann. Die Handhabung einer solchen 

 Pumpe erfordert einige Vorsicht namentlich im Beginn des Aus- 

 pumpens.**) Durch ein angeschmolzenes Rohr (C), welches mit Pg O5 

 gefüllt ist, werden die aus dem Tensimeter gepumpten Gase völlig 

 getrocknet, ehe sie in die Luftpumpe gelangen. Jede Spur von 

 Feuchtigkeit in (H) würde das Vakuum verschlechtern. Nach etwa 

 zehnmaligem Heben und Senken des Quecksilbergefäßes (J), wobei 

 man dafür sorgt, daß auf immer längere Zeiträume das Tensimeter 

 mit dem Vakuum verbunden ist, hat die Luftleere im Tensimeter ihr 

 praktisches Maximum erreicht und es kann das Tensimeter nach 

 Schließen der Hähne (M) abgenommen und auf seinem Stativ befestigt 

 werden. Die Hähne bei (M) sind nach Gockel durch Quecksilberringe 

 gegen das Eindringen von Luft, sowohl in der Drehrichtung des 

 Hahnes als auch in der darauf senkrechten Richtung gesichert. Durch 

 Zuschmelzen der kleinen Glasstutzen mit Paraffin (Srap. bQ^) wird das 

 Hinauslaufen des Quecksilbers aus den Ringen der Hähne verhindert. 



Die Befestigung des Tensimeters auf dem Stativ erfolgt so, daß 

 das Manometerrohr auf eine in halbe Millimeter geteilte Glasskala 

 zu liegen kommt. Mit der Lupe lassen sich Zwanzig'stelmillimeter 

 bequem schätzen. Die Befestigungsplatte des Tensimeters ist drehbar 

 an einer Kreisscheibe befestigt, so daß ihr Neigungswinkel durch 

 Nonius auf Zehntelgrade genau abgelesen werden kann. Das Grund- 

 brett des Statives ist durch zwei Stellschrauben (P) mittels einer 

 Wasserwage genau in die Horizontale einzustellen. Ein stählerner 

 Anschlag bei 90*^ sichert eine genaue Vertikalstellung des Tensimeters. 



*) Ostwald, Messungen, IL Aufl. S. 115. 

 **) In Ostwalds vortrefflichem Lehrbuch „Physikalisehe Messungen", 2. Aufl., 

 1902, finden sich auf S. 152 alle nötigen Vorsichtsmaßregeln und Handgriffe be- 

 schrieben, so daß auf diese Besehreibung hier verwiesen werden kann. 



