Nr. 16. 



Zentralblatt für Physiologie. 



441 



Da die Tension des Wasserdampfe.«; sehr stark mit der Temperatur 

 variiert, muß das Tensimeter m einem Wasserthermostaten von großer 

 Temperaturkonstanz versenkt werden. Handelt es sich aber nur um 

 Vergleichsmessungen, nicht um Messungen in 

 absolutem Maße, so erscheint das Wasserbad @ 



entbehrlich. 



• Speziell bei Blutuntersuchungen zur Ent- 

 scheidung der Frage, ob das zu untersuchende 

 Serum einen höheren oder geringeren osmoti- 

 schen Druck aufweist als normales, ist ein 

 Wasserbad entbehrlich und erlaubt das Diffe- 

 rentialprinzip des Manometers Differenzen von 

 solcher Kleinheit zu entdecken, daß sie 

 der Messung nach der Gefriermethode ent- 

 gehen würden. In solchen Fällen bei nur 

 qualitativer Prüfung ließe sich die Empfind- 

 lichkeit des Manometers fast ins Unbegrenzte 

 steigern, während man bei quantitativen Mes- 

 sungen gut tun wird, sich mit geringeren 

 Empfiüdlichkeiten zu begnügen, um den Ein- 

 fluß der Fehler zu verringern, die durch un- 

 genaue Bestimmung des Neigungswinkels ent- 

 stehen müssen. 



Ein ganz besonderer Vorzug der Ten- 

 sionsmessung gegenüber der Kryoskopie liegt 

 darin, daß bei Veränderung des osmotischen 

 Druckes ohne Unterbrechung der Gang der 

 Änderung am Manometer abgelesen werden 

 kann. Verf. hat in einer früheren Abhandlung 

 darauf aufmerksam gemacht, daß zur Bestim- 

 mung der Fermentwirkung jede Methode ge- 

 eignet erscheint, welche gestattet, die Molen- 

 zahl zu messen, da das Wesen, wenigstens 

 der Wirkung der hydrolytischen Fermente 

 gerade in einer Vergrößerung dieser Molen- 

 zahl besteht und durch deren Messung genau 

 definiert werden kann. Die Versuche, die kryo- 

 skopische Methode zur Messung der Ferment- 

 wirkuug zu benutzen, scheiterten aber an der 

 Unmöglichkeit, fortlaufende Messungen mit ge- 

 nügender Geschwindigkeit an derselben Flüs- 

 sigkeitsmenge auszuführen, weil eine Unter- 

 brechung der Fermentwirkung beim Gefrieren 

 eintritt. Die Bestimmung der Tensionserniedri- 

 gung ist von diesem Fehler frei und es müssen 



sich fortlaufende Messungen der Fermentwirkung durch einfaches Ab- 

 lesen des Manometers in bestimmten Intervallen ohne jede Unter- 

 brechung ermöglichen lassen, wenn das eine Aufnahmegefäß des Tensi- 

 meters mit fermenthaltiger, das andere mit fermentfreier Flüssigkeit 

 gefüllt wird. 



Zentralblatt für Physiologie XVII. 33 



