4bO Zentralblatt für Physiologie. ^r. 16. 



Glykogens in Lösungen von Proteiden der Leber, die von Herlitzka 

 u. a. bestätigt wurden] sie als irrig erwiesen haben. 



Es ist auch unverständlich, warum Verf. zur quantitativen Be- 

 stimmung des Glykogens nicht die exakte Methode Pflügers in An- 

 wendung zog.) Pil. Bottazzi (Genua). 



]P, Schenek. Beschreibung einiger Apparate für das physiologische 

 Praktikum, l. Modifikation des Riva- Rocci sehen und Gärtner- 

 schen Blutdruckmessers. Vereinfachter Tonogr^aph (Pflügers Arch. 

 XOVII, 9/10, S. 421). 



Der Eiva-Eoccische und Gartnersche Blutdruekmesser wurde 

 von Verf. zum Gebrauch für Studierende in folgender Weise ab- 

 geändert: 



Die Absperrvorrichtung, die bei beiden Apparaten im Prinzip in 

 einem pneumatischen ßing besteht, der um Oberarm, beziehungsweise 

 Pinger gelegt und aufgebläht wird, stellte Verf. anstatt aus Gummi 

 aus einem Schlauch von besonders präpariertem, gummiertem feinem 

 Leder, sogenanntem „Gummileder" her. Hierdurch wird eine größere 

 Dauerhaftigkeit erzielt. Der Schlauch wird in seiner Mitte durch eine 

 einfache Verschraubung mit dem zum Gebläse führenden Schlauch 

 verbunden. Der Abschluß des pneumatischen Ringes v/ird durch eine 

 Schraubenklemme hergestellt. 



Durch diese letztere Einrichtung ist es möglich, was bisher ins- 

 besondere beim Gärtnerschen Tonometer nicht anging^ die Weite 

 ■des ßinges dem jeweiligen Bedürfnisse anzupassen. Auch das Mano- 

 meter läßt sich, wie Verf. zeigt, mit sehr einfachen Mitteln zusammen- 

 setzen. Die Druckvorrichtung ist bei beiden Apparaten durch einen 

 aus Gummileder hergestellten Ballon zu ersetzen. Auch kann statt 

 dessen ein kleines Metallgebläse Verwendung finden, das nach Art der 

 Pumpen für die Pneumatiks der Fahrräder gebaut ist. 



Für Blutdruckmessung bei vivisektorischen Versuchen empfiehlt 

 Verf. an Stelle des Hürthleschen und v. Freyschen Tonographeü 

 ein einfaches Modell, dessen Leistung durch Ishihara näher unter- 

 sucht wurde. Garten (Leipzig). 



M. Ishihara. Über einen für Unterrichtszivecke vereinfachten Gummi- 

 tonographen (Pflügers Arch. XOVII, 9/10, S. 429). 



Der Tonograph besteht aus einem kurzen, aufrecht stehenden 

 •Messingrohr von 7 Millimeter Weite, das oben durch eine Gumrai- 

 membran verschlossen wird. Der als Schreibhebel dienende Strohhairn 

 ist durch einen schmalen Papierstreifen, der zwischen zwei Messing- 

 plättchen eingeklemmt wird, befestigt. An die Stelle der Achsendrehung 

 tritt hier also die Verbiegung dieses kurzen Papierstreifchens. Der 

 Hohlraum des Apparates wird mit einer Öl-Petroleummischung gefüllt. 

 Eine Erweichung der Gummimembran durch dieselbe ist bei den kurzen 

 Praktikumsversuchen nicht zu befürchten, bei länger dauernden Ver- 

 suchen lassen sich hino^egen gewisse Vorsichtsmaßregeln treffen. 

 (Weitere Einzelheiten s. Orig.) Die Prüfung dieses primitiven Druck- 

 schreibers ergab, daß er den v. Freyschen und Hürthleschen Tono- 

 graphen nicht nachsteht. Garten (Leipzig). 



