512 Zentralblatt für Physiologie. Nr. 18. 



sieh also auch die Analyse ausdehnen. Ersetzt man die Trägheitskräfte 

 des Hebels oder des Spiegels durch eine Resultierende, die auf die 

 Mitte .der Membran einwirkt, so ergibt sich die Beziehung, daß diese 

 reduzierte Masse^ was schon v, Frey hervorgehoben, proportional dem 

 Trägheitsmoment des sich drehenden Systems ist und außerdem, daß 

 sie umgekehrt proportional dem Quadrat des Abstandes der Membran- 

 mitte von der Achse des Hebels ist. Verf* bespricht.. dajin die von ihm 

 angewendeten Arten der Verbindung von Membran und Hebel, be-' 

 ziehungsweise Spiegel, um daran die Bestimmung der wirksamer! 

 Masse zunächst des Spiegels zu sehließen. Dieselbe ist immer so klein, 

 daß sie bei allen Versuchen mit wässerigen Flüssigkeiten vernach- 

 lässigt werden kann. Das Spiegelmanometer ist also, als Flüssigkeits- 

 manometer benutzt, dem Stiftmanometer in bezug auf Verringerung 

 der Massenwirkung und auf einfache Berechnungsweise ebenbürtig. 

 Komplizierter liegen die Verhältnisse beim Hebelmanometer,_ wo die 

 wirksame Masse des Hebels von ähnlicher Größe ist wie die übrigen 

 wirksamen Massen. Hier müssen noch weitere theoretische und 

 experimentelle, Untersuchungen einsetzen, denen allerdings durch die 

 hier gegebenen Daten die Wege geöffnet sind. 



Die wesentliche Bedeutung der vorstehenden Erörterungen' beruht 

 in dem Nachweis der Mittel, die wirksame Masse auf das .äußerste zu 

 verkleinern. Daraufkommt aber bei den elastischen Manometern alles an. 

 I)enn die von ihnen verzeichneten Kurven werden einerseits von der 

 wirksamen Masse, anderseits von dem Dämpfungsfaktor entstellt. Der 

 letztere läßt sich aber leicht so klein halten, daß sein Einfluß nicht 

 merklich ist. Zudem lassen sieh die dadurch herbeigeführten Fehler 

 leichter korrigieren. Der wirksamen Masse läßt sich nun einmal durch 

 einen größeren Elastizitätskoeffizienten entgegen treten; dq,nn aber 

 werden die verzeichneten Kurven immer kleiner und damit wird der 

 Zweck der registrierenden Apparate illusorisch. Zum anderen kann 

 durch vermehrte Dämpfung der wirksamen Masse entgegen gearbeitet 

 werden, dann aber treten neue Entstellungen in den Kurven .auf. Es 

 bleibt also immer die wichtigste Aufgabe, die wirksame Masse zu 

 verkleinern. 



Die bisher auseinander gesetzten Methoden gestatten nun auch 

 an anderen Eegistrierverfahren Kritik zu üben und ermöglichen leicht 

 die Berechnung der Massenwirkung der Hebelapparate bei den Muskel- 

 Yersuchen und bei den Sphygmographen. 



Schließlich erörtert Verf. die letzte Konstante, den Dämpfungs- 

 koeffizienten. Die bei den Schwingungsversuchen wirksamen Reibungs- 

 kräfte rühren sowohl von der Bewegung der Gummimembran als auch 

 von der Bewegung der Flüssigkeit her. Aus der Differentialgleichung 

 über den Ablauf der Schwin^ungsbewegung folgt die Unabhängigkeit 

 des logarithmischen Dekrementes von der Schwingungsamplitude. Das 

 Experiment bestätigt, daß in demselben Versuch der Reibungskoeffizient 

 konstant ist. In den bisherigen Versuchen war die Dämpfung zu 

 gering. Um sie zu vergrößern, ohne zugleich die wirksame Masse zu 

 vermehren, wendet der Verf. die „Dämpfungsschraube" an. Hier ergibt 

 sich, wie auch die Formel verlangt, daß die Schwingungsdauer mit 

 wachsender Dämpfung zunimmt. In verschiedenen Versuchen mit ver- 



