Nr. 21. Zentralblatt für Physiologie. 633 



versilberteu Quarzfaden, der in einem starken magnetischen Feld aus- 

 gespannt ist. Schon bei sehr schwachen Strömen, die durch den Silber- 

 belag des Quarzfadens geschickt werden, erfolgt eine Ablenkung des 

 Fadens aus seiner Gleichgewichtslage. Die Bewegung der Quarzsaite, 

 die auf Schließung eines konstanten Stromes eintritt, ist aperiodisch 

 und sehr schnell und wird in der gleichen Weise wie die Ausschläge 

 des Kapillarelektrometers aufgezeichnet (Vergrößerung 660fach). Die in 

 der Arbeit abgebildeten Eichungskurven sind, ebenso wie die Elektro- 

 kardiogramme, bei der sehr langsamen Geschwindigkeit der Schreib- 

 fläche von 25 Millimeter in der Sekunde aufgezeichnet. Es ergibt sich, 

 daß das Saitengalvanometer bei Schließung eines konstanten Stromes 

 von 1 Millivolt sich sehr rasch in etwa Vioo Sekunden einstellt; also 

 vielleicht etwas rascher wie die am schnellsten reagierenden Kapillar- 

 elektrometer. Wie bei letzteren wird sich auch beim Saitengalvanometer 

 für sehr rasch wechselnde elektromotorische Kräfte eine Analyse der 

 Kurven notwendig machen, die nach Einthoven in derselben Weise 

 wie bei den Kapillarelektrometerkurven durchzuführen wäre. Für die 

 Beurteilung langsamer verlaufender elektrischer Vorgänge — und hier- 

 her gehört das menschliche Elektrokardiogramm — reicht die direkte 

 Eegistrierung mit dem Saitengalvanometer vollkommen aus, und die 

 gewonnenen Kurven zeigen eine schöne Übereinstimm.ung mit dem durch 

 Analyse, aus den gewöhnlichen Kapillarelektrometerkurven gewonnenen 

 Elektrokardiogramm. 



Auf Grund zahlreicher Versuche an verschiedenen Personen wird 

 eine bestimmte Form des Elektrokardiogramms als typisch aufgestellt, 

 mit der sich alle übrigen Formen leicht vergleichen lassen. Für eine 

 bestimmte Person bleibt die Kurvenform unabhängig von der Zeit der 

 Aufnahme konstant, so „daß man mit nur geringer Übung manches 

 Individuum an seinem Elektrokardiogramm wiedererkennen kann". 



Da bei dem konstanten großen Widerstand im Stromkreis bei 

 den physiologischen Versuchen die Stromstärke der elektromotorischen 

 Kraft jeweilig proportional ist, so können die Resultate des die Strom- 

 stärke messenden Saitengalvanometers mit dem die Spannung messen- 

 den Kapillarelektrometer verglichen werden. Als Vorzüge des Saiten- 

 galvanometers seien hervorgehoben: 1. Die große Geschwindigkeit der 

 Eeaktion und die große Empfindlichkeit des Instrumentes. Id der 

 Eichungskurve entsprechen 10 Millimeter Ordinatenhöhe einer elektro- 

 motorischen Kraft von 1 Millivolt, wenn in dem Stromkreis sich ein 

 dem menschlichen Körper gleich großer Widerstand befindet. 2. Läßt 

 sich die Empfindlichkeit des Saitengalvanometers durch Veränderung 

 der Saitenspannung genau regulieren, so daß 1 Millivolt einem Aus- 

 schlag von einer bestimmten Anzahl Millimeter entspricht. 3. Genaue 

 Proportionalität zwischen Ausschlag der Saite und der Stromstärke. 

 4. Absolute liegelmäßigkeit der Saitenbewegung (elektromagnetische und 

 Luftdämpfung). 



Da die Untersuchung zugleich einen Vergleich der Leistungen 

 des Kapillarelektrometers mit denen des Saitengalvanometers darstellen 

 soll (anläßlich eines Auftrages des internationalen Komitees für die 

 Unifikation der Methoden in der Physiologie), so erscheint nach An- 

 sicht des Ref. für ein abschließendes Urteil die Ausdehnung der Ver- 



