Nr. 22 



Zentralblatt für Physiologie. 



769 



dieser Übelstand eine solche Größe, daß länger dauernde Filtrationen 

 unter auch nur etwas höherem Drucke geradezu undurchführbar 

 werden. 



Ich habe mir deshalb einen Ultrafiltrationsapparat konstruiert, 

 welcher es ermöglicht, bei kontinuierlicher Durchmischung 

 des Filtrans die Druckverluste so klein zu machen, daß sie 

 selbst bei stundenlang fortgesetzter Filtration nur wenig fühlbar 

 werden. Der Apparat besteht aus einem stark vernickelten Rotguß- 

 Hohlzylinder (Fig. 1 A), der eine Höhe von 12 cm, einen äußeren 



Fig. 1. 



Durchmesser von gleichfalls 12 cm und einen inneren Durchmesser 

 von 10 cm hat. Die eine der beiden Zylindergrundflächen wird von 

 einem mit dem Zylindermantel fest verbundenen Boden 

 gebildet; an die Stelle der anderen Grundfläche kommt das Filter 

 und die dasselbe stützende metallische Siebplalte C, die mit Hilfe 

 des Metallringes B an den ringförmigen Vorsprung f des Gefäßes A 

 angepreßt wird. Seitlich treten in den Zylindermantel zwei Rohr- 

 stutzen a und b mit den sicher schließenden Reduktionshähnen c und 

 d ein, und zwar a genau in halber Höhe des Zylinders, b senkrecht 

 darüber in der Nähe des Gefäßbodens. Der Ansatz a dient zur Zu- 

 leitung des den Druck herstellenden Gases und trägt das Mano- 

 meter e; die Bedeutung des Ansatzes b ist weiter unten besprochen. 



Zentralblatt für Physiologie XXIII. 54 



