Nr. 22 



Zentralblatt für Physiologie. 



771 



Fie-. 2. 



terminalen Gewinde in das an der Innenmündung des Rohrstutzens a 

 befindliche korrespondierende Gewinde und verbindet hierauf Teil i 

 wieder mit Teil h; die ringförmige Endschlinge kommt dabei in eine 

 Horizontalebene zu liegen, deren Abstand 

 von der Ebene der Zylinderöffnung, respek- 

 tive der Filterfläche 3 mm beträgt. Die 

 Gasaustrittsöffnungen befinden sich an 

 der dem Filter zugekehrten Seite der 

 Endschlinge. — Zur Veranschaulichung 

 der ganzen Anordnung ist in Fig. 2 ein 

 schematischer Längsschnitt durch den 

 fertig zusammengestellten Apparat ge- 

 geben. 



Beim Arbeiten mit der soeben be- 

 schriebenen Einrichtung geht man folgen- 

 dermaßen vor. Man erzeugt zunächst 

 im Filtriergefäße den gewünschten Druck, 

 wobei Hahn c (Fig. 1) offen, Hahn d ge- 

 schlossen ist. Dann öffnet man d ein 

 klein wenig und reguliert die Stellung 

 der beiden Hähne in der Weise, daß 

 sich zwischen Zu- und Abfuhr des 

 Gases vollkommenes Gleichgewicht 

 herstellt: es entweicht jetzt aus dem 

 Rohrstutzen b ununterbrochen etwas Gas, 

 ohne daß dabei der am Manometer e 

 abgelesene Druck steigt oder fällt. Man 

 prüft nun noch, ob der Gasstrom nicht 

 zu stark oder zu schwach ist, d. h. ob 

 er einerseits zum Durchmischen der 

 Flüssigkeit genügt, anderseits keinen 

 übermäßigen Gasverlust zur Folge hat. 

 Zu diesem Behufe verbindet man mit 

 dem Ansätze b für kurze Zeit ein Glasrohr, 

 das in Wasser taucht. Die durch das 

 Wasser hindurchstreichende Gasmenge 

 gibt nicht bloß die Größe des Verlustes 

 an, sondern gestattet auch ein Urteil über 

 die Intensität des Rührens, wenn man nur 

 berücksichtigt, daß das Gas bei seinem 

 Austritt unter Atmosphärendruck ein 

 entsprechend größeres Volum einnimmt, 

 als bei der Passage durch das Filtrier- 

 gefäß unter dem dort herrschenden 

 höheren Drucke. Falls nötig, vermehrt 

 oder vermindert man die Stärke des Gasstromes durch Änderung 

 der Hahnstellungen. 



Nach diesem Verfahren lassen sich Ultrafiltrationen 

 auch bei relativ hohem Druck (z. B. bei 10 Atmosphären) 



54* 



Fig. 3. 



