774 Zentralblatt für Physiologie. Nr. 22 



Thermometer keineswegs ihre Mitteltemperatur anzuzeigen braucht. 

 Überhaupt haben fast alle präzisionskryoskopischen Untersuchungen 

 die Wichtigkeit des Rührens bewiesen, und die beste und gründ- 

 lichste von ihnen, die wir Meyer Wildermann^) verdanken, hat 

 gezeigt, wie schwere Fehler entstehen können, wenn Eis unmittelbar 

 an der Thermometerkugel sitzt; ein Vorkommnis, das bei Kino- 

 shitas Anordnung weder bemerkt, noch mit Sicherheit verhütet 

 werden kann. Bei dem einzigen Präzisionsverfahren, das ohne Rührer 

 arbeitet, dem von Prytz^), strömt wenigstens die Lösung am Thermo- 

 meter vorbei. 



Die hier vorgebrachten Bedenken scheinen uns nicht dadurch 

 widerlegt zu sein, daß es Kinoshita bei äußerster Sorgfalt gelang, 

 mit seiner Methode ebenso gute Resultate zu bekommen, wie mit 

 der Beckmannschen. Vielmehr sind wir der Meinung, daß die von 

 ihm erzielte Genauigkeit von + 0'004^ den meisten Experimentatoren 

 mit seinem Verfahren nicht entfernt erreichbar sein wird. 



Auch Gründe praktischer Natur sprechen gegen die Annahme 

 der von Kinoshita vorgeschlagenen Arbeitsweise: sie ist umständ- 

 lich, verlangt für jeden Versuch eine neue Umkleidung des Thermo- 

 meters und erheischt peinlichste Sorgfalt in der Behandlung der 

 Hilfsmaterialien. Dabei läßt sich nur schwer einsehen, was mit der 

 Filtrierpapierschicht, durch deren Verwendung die genannten Kom- 

 plikationen verursacht sind, eigentlich bezweckt werden soll. Da 

 doch einmal auf das Rühren verzichtet ist, würde wohl jedes hin- 

 reichend enge Röhrchen, in welches die Versuchsflüssigkeit gefüllt 

 wird, denselben Dienst tun. 



Endlich ist auch das Flüssigkeitsvolum, das Kinoshitas Me- 

 thode erfordert, gar nicht sehr klein: es beträgt 3 bis 4 cm^. Schon 

 5 Jahre früher vermochten Guye und Bogdan^) mit erheblich 

 kleineren Flüssigkeitsmengen, nämlich mit 1 bis 1-5 cm'' zu arbeiten, 

 indem sie einfach ein Thermometer mit sehr kurzem Queck- 

 silbergefäß benutzten. Beckmann^) hat bekanntlich gleichfalls 

 Exemplare seines Thermometers mit Kugeln von bloß 2 cm Länge 

 herstellen lassen, beim Gebrauch derselben sind aber immerhin 

 noch 5cm'' B"'lüssigkeit notwendig. Das von Guye und Bogdan an- 

 gewandte Instrument hat ein Quecksilbergefäß von nur 9 mm Länge 

 und 45 mm Querdurchmesser und dabei eine Gradlänge von zirka 

 1 cm. Es besitzt keine metastatische Einrichtung, sondern einen 

 fixen Nullpunkt; seine Skala reicht von — 5^ bis -j- 15" ^^^ ^st in 

 Zwanzigstelgrade geteilt, die Ablesungsgenauigkeit be- 

 trägt 001". In ihrer sonstigen Versuchsanordnung folgen Guye 

 und Bogdan der Technik von Raoult; sowohl sein Kältebad — 

 geregelt verdampfender Äther — , wie auch sein Rührverfahren, bei 

 welchem das Thermometer selbst als (rotierender) Rührer benutzt 



1) Zeitschr. i.hysik. Chem. Bd. 15. S. 337, 35S, 365 (1894), Bd. 19, 

 63 und 2H3 (189G), Bd. 25, S. 099 (1898) und Bd. 30, S. 508 (1899). 

 •-') Ann. d. Physik, (4) Bd. 7, S. 882 (1902). 

 ■■') Journ. de chim. i)hvs. Bd. 1, S. 385 (1903). 

 ') Zeitschr. f. physiltal. Chemie, Bd. 44, S. 178 (1903). 



