Nr. 22 Zentralblatt für Physiologie. 775 



wird, ist beibehalten und bloß die Form des Gefrierrohres und des 

 Luftmantels zweckentsprechend abgeändert. 



Die Methodik von Guye und Bogdan gibt hiernach zwar 

 nicht wie die von Kinoshita zu prinzipiellen Bedenken Anlaß, doch 

 leidet sie an dem Übelstande, daß die Ablesungsgenauigkeit 

 des Thermometers für manche Zwecke unzureichend ist und 

 jedenfalls merklich hinter dem Genauigkeitsgrade zurückbleibt, den 

 die Anordnung im übrigen zu erreichen gestattet. Diesem Übelstande 

 kann man abhelfen, indem man die Thermometerkugel bei unver- 

 änderter Länge etwas breiter macht: es wird dadurch eine be- 

 trächtlich größere Gradlänge ermöglicht, ohne daß für die Ausführung 

 der Messung sehr viel mehr Flüssigkeit erforderlich würde. Wir 

 haben uns deshalb ein Thermometer anfertigen lassen, dessen Queck- 

 silbergefäß bei einer Länge von 9 mm einen Durchmesser von 7 mm 

 besitzt. Seine mit Stickstoff gefüllte Kapillare ist so eng, daß eine 

 Gradlänge von 2'7cm erzielt wird^). Die Skala hat den Umfang 

 — 5*^ bis +1'' und ist in Fünfzigsteigrade geteilt, dabei ist 

 der Abstand der Teilstriche immer noch etwas größer als am Thermo- 

 meter von Guye und Bogdan; dementsprechend gelingt es leicht, 

 mit der Lupe auf 0'002'' bis O'OOB^ genau abzulesen-). 



Bei den Messungen, die wir mit diesem Instrumente ausgeführt 

 haben, hielten wir uns, abweichend von Guye und Bogdan, nicht 

 an die Raoultsche, sondern an die Beckmannsche Arbeitsweise, 

 d. h. wir benutzten ein Eis-Kochsalz-Kältebad und bedienten uns 

 eines kleinen Platinrührers mit Glasgriff. Nur die Form des Gefrier- 

 und des Mantelrohres haben wir von Guye und Bogdan über- 

 nommen. Die beiden Rohre besitzen vollkommen gleiche Gestalt, 

 speziell fehlt dem Gefrierrohr der seitliche Ansatz zur Einführung 

 der Impfkapillare; er ist durch eine im Stopfen des Gefrierrohres 

 angebrachte Bohrung ersetzt, durch welche die Impfkapillare bequem 

 von oben in die unterkühlte Flüssigkeit hineingebracht werden kann. 

 Jedes der beiden Rohre besteht aus einem weiten oberen und einem 

 engen unteren Abschnitt. Die verengte Partie des Gefrierrohres, in 

 welche die Versuchsflüssigkeit eingefüllt und das Quecksilbergefäß 

 des Thermometers eingesenkt wird, hat bei Guye und Bogdan 

 einen Durchmesser von 12 mm, bei unserem Apparat einen solchen 

 von 14 mm, so daß hier zwischen Thermometerkugel und Rohrwand 

 ringsum ein 3"5 mm breiter Raum für die Lösung, sowie das Rührer- 

 spiel freibleibt. Unter diesen Bedingungen sind 1^2 cm-^ 

 Flüssigkeit zur Ausführung der Messung eben noch hin- 

 reichend, und zwar übertrifft dabei die Höhe der Flüssigkeitssäule 

 die des Quecksilbergefäßes im ganzen um 3 mm. — Hätten wir die 

 Gradlänge von 2'7 cm durch Verlängerung statt durch Verbreiterung 

 der Guye-Bogdanschen Thermometerkugel erzielen wollen, so hätten 

 wir ein Quecksilbergefäß von 21*8 mm Höhe (bei 4"5 mm Durch- 



1) Hätte das Instrument genau die gleiche Kapillarenweite wie das 

 Guye sehe, dann würde eine Gradlänge von 241 cm resultieren. 



2) Das beschriebene Instrument wird von der Firma Goetze, 

 Leipzig, in vorzüglicher Ausführung geliefert (Preis 18 Mark). 



