36 Centralblatt für Physiologie. Nr. .% 
die Einschrumpfung durchströmter Protisten an der Anodenseite und 
Vorwölbung an der Kathodenseite lässt ‚sich nicht nur an lebenden, 
sondern auch an todten mit Formalin fixirten oder mit Aether ab- 
getödteten Exemplaren in gleicher Weise demonstriren, wenn auch 
nicht entschieden werden kann, ob es sich in beiden Fällen um 
wirklich identische Vorgänge handelt, oder ob nicht doch bei der 
Durehströmung lebender Protisten eine active Contraction oder Ex- 
pansion der passiven beigefügt ist. Jedenfalls scheinen nach den Unter- 
suchungen des Verf.'s die rein physikalische kataphorische Wirkung 
des elektrischen Stromes, sowie die dadurch bedingte Schwerpunkts- 
verlagerung bei der Galvanotaxis der Protisten eine entscheidende 
Rolle zu spielen, dagegen glaubt Verf. die Loeb-Budgett’sche Theorie, 
dass die galvanotactischen Erscheinungen durch einen chemischen 
Reiz der äusseren Elektrolyten auf die Organismen verursacht werden, 
unbedingt verwerfen zu müssen. H. Friedenthal (Berlin). 
Allgemeine Nerven- und Muskelphysiologie. 
W. Einthoven. Beitrag zur Theorie des Capillarelektrometers 
(Pffüger's Arch. LXXIX, 1/28. 1) 
Für die Geschwindigkeit des Meniscus hat Verf. die Formel 
aufgestellt a —= ( (y— y), wo y* den Gesammtausschlag für die 
gegebene Poteutialdifferenz, y den Stand zur Zeit T bedeutet. C ist 
eine dem Instrument eigenthümliche Constanie, von der Hermann 
angenommen hat, dass sie dem Widerstande des Kreises umgekehrt 
h { ; 
proportional sei, alo durch - ersetzt werden könne, worin h eine 
dem Instrument eigene Constante bedeutet. Verf. hebt hervor, 
dass die Üonstante nicht allein vom Widerstande des Kreises, 
sondern auch von der mechanischen Reibung des Quecksilbers in der 
Röhre abhängig sei, und daher allenfalls durch — zu ersetzen 
sei. Hat man durch Aufnehmen von Normalcurven die Constante © 
für zwei verschiedene äussere Widerstände bestimmt, so kann man 
aus den gefundenen Werthen nach Hermann’s Formel den äusseren 
Widerstand des Instrumentes berechnen. Man erhält dann aber Werthe, 
die 11- bis 25mal grösser sind als die, die sich aus den Dimensionen 
und der Leitfähigkeit herleiten lassen. Die Grösse der mecha- 
nischen Reibung lässt sich durch einfache Ausströmungsversuche er- 
mitteln. In einem Capillarelektrometer vom Widerstande O ist nun 
die Constante C nur von der Reibung abhängig, und aus beobachteten 
Ausschlägen lässt sich dies © (für das Verf. k setzt) berechnen. Aus 
den Constanten der Normaleurven ohne äusseren Widerstand und aus 
dem inneren Widerstande des Instrumentes lässt sich nun k ebenfalls 
berechnen, und beide, auf verschiedene Weise gewonnenen Werthe 
stimmen nahezu überein. Ferner lässt sieh aueh die Grösse der Arbeit, 
