Nr. 2. Centralblatt für Physiologie. 37 
die erforderlich ist, den Meniscus hin und her zu bewegen, mit Hilfe 
eines Apparates bestimmen, in dem das Elektrometer unter dem Ein- 
flusse zweier verschieden hoher Druckgefässe abwechselnd in zwei 
verschiedene Ruhelagen übergeführt wird, wobei jedesmal diejenige 
Quecksilbermenge, die der Verlängerung des Quecksilberfadens ent- 
spricht, in das niedrigere Druckgefäss übergeht. 
Die gefundenen Werthe lassen sich ceontroliren durch galvano- 
metrische Beobachtungen, und die auf beide Weisen erhaltenen Zahlen 
stimmen befriedigend überein. Endlich wird auch das Verhältnis der 
geleisteten mechanischen und elektrischen Arbeit für einen gegebenen 
Ausschlag für vier verschiedene Capillarelektrometer bestimmt. Als 
Anhang folgen die genaueren Belege der einzelnen Mess- und Rech- 
nungsmethoden. R. du Bois-Reymond (Berlin). 
W. Einthoven. Eine Vorrichtung zum Registriren der Ausschläge 
des Lippmann'schen Capillarelektrometers (Pflüger’s Arch. 
LXXIX, 1/2, S. 26). 
Verf. gibt endlich seine vor vielen Jahren versprochene Be- 
schreibung des von ihm zur Registrirung des Cardiogrammes u. s. w. 
verwendeten Apparates. Der Inhalt dieser Arbeit lässt sich nieht im 
Auszug wiedergeben. Eine Reihe von einzelnen Angaben weisen den 
Leser auf Beobachtungen hin, die für jeden, der sich des Capillar- 
elektrometers bedient, von Wichtigkeit sind. Die Apparate selbst 
werden in der Form, in der sie Verf. construirt hat, wohl schwerlich 
in grösserem Umfange gebraucht werden, zumal die Construction von 
Bureh annähernd dasselbe mit viel einfacheren Mitteln erreieht. Den 
Verf. nöthigte aber der Umstand, dass sein Laboratorium auf schwan- 
kendem Erdreiche steht, zu umfassenden Vorsichtsmaassregeln. An 
dem Apparate, der für sich einen Saal füllt, ist bemerkenswerth, dass 
der Erbauer die hohe Genauigkeit zu benutzen gewusst hat, mit der 
die Maschinenbauertechnik ihre grossen, anscheinend groben Mecha- 
nismen herstellt. R. du Bois-Reymond (Berlin). 
F. Fleischer. Ueber einen neuen Muskelindicator und über die 
negative Schwankung des Muskelstromes bei verschiedener Arbeits- 
leistung des Muskels (Pflüger’s Arch. LXXIX, 7/8, 8. 360). 
Zu seinen Versuchen benutzte Verf. einen von Schenck con- 
struirten Muskelindicator, der das Arbeitsdiagramm des Muskels, aller- 
dings etwas verzerrt, in.sehr einfacher Weise abzunehmen gestattet. 
Die Verzerrung kann bei kleineren Curven vernachlässigt oder sonsi 
auf Grund der empirischen Graduirung der Vorrichtung richtiggestellt 
werden. Der Apparat besteht aus einem horizontal angebrachten ein- 
armigen steifen Schilfhebel, an dessen freiem Ende ein kurzes Stahl- 
federchen nach oben das Muskelhäkchen, nach unten einen schräg 
angesetzten Strohhalm trägt, an dessen Ende sich die. Schreibspitze 
befindet. Wird: der Sehilfhebel bei der Verkürzung des Muskels 
durch einen anliegenden Schleuderhebel belastet, so wird das Federehen 
verbogen und der Strohhalm mit der Schreibspitze in der Riehtung 
senkrecht zur Hubrichtung bewegt. Es wird so die Verkürzung in der 
einen Richtung, die Spannungsänderung in der darauf senkrechten 
