Nr. 7. Centralblatt für Physiologie. 157 
Ueber die Genauigkeit von Messungen der Gefrier- 
punktserniedrigung bei Anwendung kleiner Flüssig- 
keitsmengen. 
Von Dr. Hans Friedenthal in Berlin, 
(Aus der speciell-physiologischen Abtheilung des physiologischen Institutes in 
Berlin.) 
(Der Redastion zugegangen am 13. Juni 1900.) 
Da die Genauigkeit von Messungen der Gefrierpunktserniedrigung 
um so grösser ist, je grösser das zu einem Versuche verwendete 
Flüssigkeitsquantum gewählt wird, konnte es zweifelhaft erscheinen, 
ob sich mit einem Apparate, wie er von mir*) vor einiger Zeit 
beschrieben wurde, bei Verwendung von nur 5 bis 6 Oubikcentimetern 
Flüssigkeit eine für physiologische Zwecke genügende Genauigkeit 
erzielen lässt. Um diese Frage zu entscheiden, wurden eine grosse 
Reihe vergleichender Messungen in der Weise ausgeführt, dass in der 
gleichen Lösung das Molekulargewicht der gelösten Substanz einmal 
in einem Beckmann’schen Gefrierapparate und ferner in dem modi- 
fieirten Apparate bestimmt wurde. 
Es zeigte sich bald, dass bei Verwendung so kleiner Flüssigkeits- 
mengen, wie sie zur Abkürzung der Versuchsdauer und zur Ver- 
grösserung der Verwendbarkeit für physiologische Zwecke unbe- 
dingt geboten war, ein Beckmann’sches Thermometer und ein ab- 
solutes mit Theilung in 0°01° C. und darüber nieht benutzt werden 
konnte, da durch die Trägheit der grossen Quecksilbermasse die Ge- 
nanigkeit der Temperaturablesung völlig illusorisch gemacht wurde. 
Es konnte um so unbedenklicher ein Thermometer mit Theilung in 
0:02° mit nur einem Viertel der Quecksilbermasse des Beekmann’schen 
Thermometers gewählt werden, als die Bestimmung der Siedepunkts- 
erhöhung nach Landsberger mit in 0°05° getheilten Thermometern 
äusserst genaue Resultate ergeben hatte, trotzdem die Oonstante für 
die Siedepunktserhöhung so sehr viel kleiner ist als die für die Ge- 
frierpunktserniedrigung geltende. 
Da für physiologische Zwecke nur wässerige Lösungen in Betracht 
kommen, konnte ein absolutes Thermometer verwendet werden, wo- 
durch zugleich aus nur einer 'l'emperaturablesung das Molekulargewicht 
einer gelösten Substanz sich berechnen lässt. Allerdings muss man 
vor Benutzung des Apparates einmal den Gefrierpunkt des reinen 
Wassers bestimmen, welcher wegen der bei der Eisabscheidung ent- 
wickelten Wärme stets oberhalb des Nullpunktes gelegen sein muss. 
Bei späteren Gefrierpunktsbestimmungen ist dann die für den Gefrier- 
punkt des destillirten ausgekochten Wassers gefundene Zahl zu der 
abgelesenen Gefrierpunktserniedrigung hinzu zu addiren, braucht aber 
nicht mehr für jeden Versuch neu bestimmt zu werden. 
.. *) Friedenthal, Ueber eine neue Methode zur Bestimmung der Wirksam- 
keit von Fermentlösungen. Dies Centralbl. XIII, 19, S. 481. 
