158 Centralblatt für Physiologie. Nr. 7 
Bei den Beekmann’schen Apparaten für Gefrierpunktsbestim- 
mungen ist der eigentliche Gefriereylinder noch mit einem Aussen- 
eylinder umgeben, um durch eine isolirende Luftschiecht den Tempe- 
raturausgleich zu verlangsamen. Eine solche Luftschicht verlängert 
die Dauer des einzelnen Versuches um das Zwei- bis Dreifache und 
kann ohne Beeinträchtigung der Genauigkeit fortgelassen werden, wenn 
man nur die Temperatur des Aussengefässes möglichst nahe der zu 
erwartenden Gefriertemperatur wählt. 
Auf den grossen Einfluss, welchen die Wahl der Aussentempe- 
ratur wie auch die Innehaltung constanter Rührgeschwindigkeit auf 
die Genauigkeit der Messungen ausübt, ist von Nernst und Abegg*) 
hingewiesen worden,”*) und es wurden auch diese Factoren bei der. 
Ausführung der vergleichenden Bestimmungen mit den zwei Appa- 
raten in der Weise berücksichtigt, dass stets die gleiche Temperatur 
der Kältemischung innegehalten wurde. Eine constante kühr- 
geschwindigkeit lässt sich bei dem kleinen Apparat leicht bei frei- 
händigem Rühren innehalten, bei der langen Dauer des Versuches 
mit dem Beckmann’schen Apparat fand dagegen ein elektrisches 
Rührwerk Anwendung, dessen Geschwindigkeit sehr bequem durch 
einen Engelmann’schen Widerstand (bestehend aus abwechselnden 
Lagen von Kohlen- und Neusilberplättehen, die durch eine Schraube 
zusammengepresst werden) constant gehalten werden konnte. 
Während bei Ausführung einer einzelnen Gefrierpunktsbestim- 
mung als Kältemischung zweckmässig eine Lösung von salpetersaurem 
Ammonjum in Wasser dienen kann, wenn die Beschaffung von Schnee 
oder Eis Schwierigkeiten machen sollte, bedarf man zur Ausführung 
mehrerer Bestimmungen Kältemischungen von Eis und Salz, da nur 
solehe für längere Zeit genügende Kälte erzeugen können. Der Beck- 
mann'sche Gefrierapparat bedarf auch in diesem Falle eines Schutz- 
mantels aus schlecht leitendem Materiale, um die Erwärmung der 
Kältemischung zu verhindern. 
Die Dauer eines Versuches mit dem modifieirten Apparate be- 
trägt etwa ein Fünftel bis ein Sechstel der Dauer eines Versuches 
mit dem Beekmann’schen Apparate, auch wenn ein Aussenceylinder 
die Abkühlung verlangsamt. Eine einzelne Bestimmung nimmt meist 
vier Minuten in Anspruch. 
Zur Bestimmung des bekannten Molekulargewichtes von Sub- 
stanzen für die Prüfung der Genauigkeit der Apparate wurden nur 
solehe verwendet, welche so gut wie gar nicht in wässeriger Lösung 
dissoeiiren und leicht in grosser Reinheit erhältlich sind; es waren 
dıes Harnstoff, Traubenzucker, Rohrzucker und Chloralhydrat. Die 
Concentration der Lösungen ist angegeben in Gewichtstheilen der 
Substanz pro Gewichtstheile Wasser, nicht nach Volumverhältnissen, 
und es wurden die Lösungen durch Abwägen der Substanz und des 
Wassers hergestellt. 
*) Zeitschr. f. physik. Chem. XV, S. 681 und XVIII, S. 658. 
**) S. auch R. Abegg, Wiedemann’s Annal. LXIV (1898), S. 486. 
