Nr. 7. Centralblatt für Physiologie. 159 
So ergab sich bei Anwendung von 6 Cubikcentimetern einer 
251Sprocentigen Harnstofflösung 4 zu 08220 eorr.*) Bei einer Ge- 
friereonstanten von 18°9 berechnet sich das Molekulargewicht des 
18:9 X 2518 
Harnstoffes daraus zu 0839 also das Molekulargewicht zu 
579 statt 60. 
Ein zweiter Versuch ergab M—=58'6, ein dritter M—= 599. 
Das Mittel aus den drei Versuchen beträgt also 58'13 für das 
Molekulargewicht des Harnstoties. Der Fehler ist also 3:2 Procent. 
Für Rohrzucker ergaben die Versuche mit dem modifieirten 
Apparate bei Verwendung einer 1'912procentigen Lösung M — 357'8, 
M = 3578, M=557 8, also ein Molekulargewicht im Mittel von 357°8 
mit einem Fehler von 44 Procent. Mit dem Beckmann’schen Appa- 
rate bestimmt, berechnete sich das Molekulargewicht des Rohrzuckers 
zu 314'2. Der Fehler ist also hier 8'8 Procent. 
Für Traubenzucker ergaben die Versuche mit dem modifieirten 
Apparate in 0-819procentiger Lösung M—= 1700, M—= 1911, M = 1700, 
also im Mittel 175°9 mit einem Fehler von 2:2 Procent, während 
mit dem Beckmann’'schen Apparate das Molekulargewicht zu 1719 
mit einem Fehler von 44 Procent bestimmt wurde. Die Schwankungen 
der berechneten Molekulargewichte sind hier verhältnismässig be- 
trächtliche. 
Für Chloralhydrat in 1'88procentiger Lösung endlich wurde mit 
dem modifieirten Apparate das Molekulargewicht zu im Mittel 155’46 
mit einem Fehler von 5°S Procent bestimmt, mit dem Beekmann- 
schen Apparate zu 1577 mit einem Fehler von 4:4 Procent. 
Der Werth der Gefriereonstanten wurde in allen Versuchen, wie 
allgemein üblich, zu 18'9 angenommen, wenn auch nach Nernst 
und Abegg**) ein Werth von 18°6 vielleicht der richtigere wäre. 
In drei Versuchsreihen von vieren hatte also der modifieirte Apparat 
genauere Bestimmungen des Molekulargewichtes ergeben als der Beck- 
mann'sche, in einem Falle eine etwas geringere. Allerdings soll hier 
darauf hingewiesen werden, dass bei Anwendung kleiner Flüssigkeits- 
mengen grössere Schwankungen vorkommen als bei dem constanter 
arbeitenden Beekmann’schen Apparate, und dass erst die Durch- 
schnittszahlen mehrerer Versuche eine grössere Genauigkeit ergeben, 
wie die Bestimmung des Molekulargewichtes des Traubenzuckers beweist. 
Die Unsicherheit der einzelnen Bestimmung beträgt etwa + 001°, 
so dass der procentische Fehler der Molekulargewichtsbestimmung mit 
dem Molekulargewicht steigt. Molekulargewichte über 10.000 lassen 
sich also mit der Methode der Messung der Gefrierpunktserniedri- 
gung überhaupt nicht mehr bestimmen, da der Fehler dann 100 Pro- 
cent überschreiten würde. Bei der dem Physiologen am meisten in- 
teressirenden Gefrierpunktserniedrigung von 0'56°, also der des Blut- 
serums der Säugethiere, würde eine Abweichung von 002° einen 
Fehler von etwa 3'6 Procent bedingen. .Wir dürfen daher erwarten, 
*) Das Thermometer war in fünf Punkten von der physikalisch-technischen 
Reichsaunstalt geprüft worden. Es zeigte Correeturen in den in Betracht kommenden 
Lagen von 901°. 
Faelee: 
