386 Centralblatt für Physiologie. Nr. 15. 
Beweisführungen zu entwickeln wie sie für die Widerstandsbrücke der 
Elektrieitätslehre üblich sind.*) Nur fordere man bei der Aufstellung 
der Versuchsbedingungen, dass nicht die eigene lebendige Kraft der 
sich fortbewegenden Luft das Resultat beeinflusse. 
Wir sind verhältnismässig leicht zur Lösung der vorliegenden 
Aufgabe gekommen, indem wir erstens die Rohrverzweigungen so weit 
wählten, dass sie der Strömung fast gar keinen Widerstand boten, 
und zweitens veränderliche Widerstände der Reihe nach einführten 
mittelst Drehscheiben, die genau gemessene Üeffnungen hatten. Für 
manche Zwecke, jedenfalls für die, welche Gegenstand dieser Mit- 
theilung sind, benutzte ich 8 Millimeter weite Rohrleitungen und 
Diaphragmaöffnungen, die nach Millimetern anstiegen. Die Brücke 
s. str. wurde im vorliegenden Falle von einem Ligroin-, respec- 
tive Wassermanometer eingenommen. Letzteres hatte, wenn wir 
mit stationären Strömen arbeiteten, die gewöhnliche Form, d. h. 
war aus einem weiten U-Rohr gebaut und enthielt nur eine 
kurze Säule Flüssigkeit, was genügte, weil es als Differential- 
manometer zu dienen hatte. Wenn wir jedoch mit rhythmisch wieder- 
holten diseontinuirlichen Strömen zu schaffen hatten, wurde eine Ver- 
engerung unten in der Krümmung des „U’” angebracht, damit einem 
störenden Hin- und Herschwanken der Flüssigkeit vorgebeugt wurde. 
Dieser Kunsteriff ist erlaubt, so lange es sich um regelmässig zurück- 
kehrende Schwankungen handelt. Werden auch unregelmässig dis- 
continuirliche Ströme in Betracht gezogen, wie beim natürlichen 
Athmen, bei der Phonation, während des Hustens u. s. w., so bedarf 
man anderer Vorrichtungen, deren Beschreibung wir bis auf spätere 
Mittheilungen verschieben wollen. **) 
Der Gebrauch des soeben skizzirten Brückensystems zu dem 
Zwecke, die Durchgängigkeit von eylindrischen Röhren für eontinuirliche 
Luftströme zu messen, ist einfach genug. Es lässt sich am besten an 
ein Paar Beispielen, die sich vorläufig ausschliesslich auf Glasröhren 
beziehen mögen, erörtern. Man denke sich zwei Röhren A und B, 
von ungefähr gleicher Länge (20 Centimeter), jedoch respective von 
47 und 5°4 Millimeter Durchmesser, welche die terminalen Zweige des 
Brückenviereckes bilden, während zwei Oefinungen unserer Drehscheiben 
als initiale Zweige eingeschaltet werden. Man führe dann mit Hilfe des 
Blasebalges eines Orgeltisches einen Luftstrom durch die Verzweigung 
und wechsle die Oeffnungen so lange, bis im Ligroinmanometer Gleich- 
gewicht herrscht. Wenn dies endlich der Fall ist, so muss Propor- 
tionalität bestehen, in der Weise, dass das linke Rohr zu dem rechten 
sich verhält wie das Areal der linken Diaphragmaöffnung zu dem 
Areal der rechten. 
Factisch fand sich Folgendes: 
Glasrohr A : Glasrohr B—= 32: 42 
27 — 47 2r—=54 Dibzamz 
82: 11? 
imeMittel 1 1:8 
*) Zwaardemaker, Ned. Tydschr. v. Geneeskunde II, p. 70, 1900. 
**) Man sehe übrigens Tydschr. v. Geneesk. II, p. 74, 1900 
