Nr. I: Centralblatt für Physiologie. 443 
geschiekten Stromes beträgt, während bei den d’Arsonval’schen der 
Polarisationsstrom sehr stark mit den Schwankungen der Intensität 
des durchgeschickten Stromes wechselt, und wenn dieser schwach ist, 
84 Procent von der elektromotorischen Kraft derselben übersteigen 
kann. Bei den du Bois’schen Elektroden nimmt zunächst, d. h. 
während der ersten Minute, wo der Strom hindurchgeht, die Polarisation 
zu und bleibt weiterhin constant, bei den d’Arsonval’schen nimmt 
die Polarisation in den ersten 2 bis 3 Minuten sehr rapid, weiterhin 
langsamer zu und wird erst dann gleichmässig. Deshalb können die 
du Bois’schen bei den feinsten physiologischen Untersuchungen 
benutzt werden, die d’Arsonval’schen müssen erst ceteris paribus 
einer Vorprüfung auf ihre Polarisation unterworfen werden. 
I. Munk (Berlin). 
A. Crzellitzer. Ueber praktische Photometrie mittelst lichtempfind- 
lichen Papieres (Arch. f. Hyg. XXXVIH, 4, S. 317). 
Während bisher ein einfaches Instrument fehlte, welches die 
Helligkeit von Arbeitsplätzen in objectiver Weise zu messen gestattet 
hätte, konnte Verf. bei Auerlicht durch Verwendung eines besonders 
präparirten lichtempfindlichen Papieres in einem Vogel’schen Actino- 
meter in sehr bequemer Weise die Auerlichthelligkeit bestimmen. Das 
gleiche Verfahren wird auch zur Feststellung der Tageslichthelligkeit 
dienen können, daes Andresen gelungen ist, direct copirende Papiere 
herzustellen mit einem Empfindliehkeitsmaximum, welches dem der 
Netzhaut entspricht. Nur in diesem Falle entspricht die objectiv fest- 
gestellte Helligkeit zu jeder Zeit der für unsere Augen in Betracht 
kommenden Helligkeit. H. Friedenthal (Berlin). 
L. Hermann und M. Gildemeister. Untersuchungen über die 
Eigenschaften und die T'heorie des Capillarelektrometers (Pflüger’s 
Arch. LXXXI, 10/12, S. 491). 
Die Verff. gehen aus von der Behandlung der „Normaleurve’, 
d. h. der Curve des zeitlichen Verlaufes der Bewegung eines bestimmten 
Capillarelektrometers bei plötzlicher Herstellung oder Entfernung einer 
Potentialdifferenz in einem dasselbe enthaltenden Kreise; sie finden, 
dass bereits eine von Burch angegebene Normalcurve nicht, wie 
theoretisch gefordert, ein constantes logarithmisches Decrement hat. 
Dasselbe gilt für die Normaleurven einer Anzahl von ihnen unter- 
suchter Oapillaren, wovon sie Beispiele geben. Immerhin mag inner- 
halb des gewöhnlich benntzten Bereiches die Ourve als logarithmisch 
angesehen werden. Bevor sie nun weiter den Einfluss der Zeit auf die 
Einstellung des Meniscus theoretisch behandeln, gehen die Verff. auf 
die Thatsache ein, dass nur econische Capillaren brauchbar sind, und 
begründen dies rechnerisch sowohl für das gefüllte fertige Elektro- 
meter, wie auch für die trockene, quecksilberhaltende Capillare. 
Bei der nunmehrigen mathematischen Entwickelung der Theorie 
der Bewegung des Meniscus gehen sie von den drei von Burch 
gemachten Feststellungen aus: 1. der aperiodischen Einstellung bei 
geschlossenem Kreis; 2. der Proportionalität der Geschwindigkeit und 
des jeweiligen Abstandes des Meniscus von der Endstellung, welche 
die jeweils herrschende Potentialdifferenz, wenn dauernd, hervor- 
