Nr, 4. Oentralblatt für Physiologie. 85 



einer genauen Nachprüfung unterzogen und auf ihre Brauchbarkeit 

 für die therapeutischen Bestrebungen der Medicin untersucht. Unter 

 Kataphorese versteht Verf. mit du Bois-Eeymond die Wanderung 

 derjenigen Molecüle in der Stromrichtung, welche nicht in Jonen 

 (Verf. will statt dessen die Bezeichnung „Jonten" einführen) zerfallen 

 sind. In Übereinstimmung mit den früher gewonnenen Besultateu 

 ergab sich eine kataphorische Wirkung des elektrischen Stromes und, 

 wenn die Aussenfiüssigkeit besser leitete als der menschliche Körper, 

 und zwar drang die Elektrodenflüssigkeit um so tiefer in die Haut 

 ein, je näher die aufgesetzten Elektroden einander lagen. Da durch 

 Wasserwanderuug die Gewebe leitungsunfähig werden, sinkt während 

 der Kataphorese die Intensität des Stromes und damit die kataphorische 

 Wirkung innerhalb 5 Minuten auf Null herab, so dass nach dieser 

 Zeit entweder die Stromrichtung umgekehrt oder den Geweben eine 

 Erholungspause gewährt werden muss. Verf. gibt einen Apparat an, 

 in welchem durch ein Uhrwerk die Stromwendung selbstthätig besorgt 

 wird, und verwendet als Elektroden Schwamm oder entfettete Watte, 

 denen der Strom durch Platinspiralen zugeführt wird. Um möglichste 

 Annäherung der beiden Elektroden zu erzielen, wurden beide in 

 einem durch eine Scheidewand getheilten Hartgummicylinder vereinigt. 

 Eine Stromstärke von 10 Milliampere soll bereits genügen, so dass 

 jede Tauchbatterie als Stromquelle Verwendung finden kann. Die 

 therapeutischen Erfolge sind nach Verf. bereits überraschend günstige. 



H. Friedenthal (Berlin). 



A. Herzfeld.. Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Angaben 

 der Saccharimeter (Zeitschr. d. Vereines d. Deutsch. Zucker-Ind. 

 1899, 516, S. 1). 



Nach Verf. ist es nicht möglich, genaue Polarisationen mit 

 Saccharimetern in einem Eaume auszuführen, dessen Temperatur 

 nicht seit mindestens 3 Stunden eine constante war. Es ist, sagt 

 Verf., nothwendig, in jedem Laboratorium bestimmte Normaltempe- 

 raturen innezuhalten, bei denen die Drehung der Quarzplatten zu 

 ermitteln ist, indem das Normalgewicht Zucker bei der betreffenden 

 Temperatur bereitet, dessen Drehung bestimmt und danach der Werth 

 der Quarzplatten berechnet wird. Verfährt man so, und hält auch bei 

 der Analyse die Normaltemperatur inne, so ist es möglich, mit Halb- 

 schattenapparaten innerhalb sehr weiter Temperaturintervalle richtige 

 Eesultate zu erzielen. Doch sind bei stark von der Justirungstempe- 

 ratur des Apparates abweichenden Arbeitstemperaturen bei Eohr- 

 zuckerpolarisationen für jeden Grad Abweichung vom Hundertpunkt 

 und für jeden Grad Temperaturabweichung die Eesultate zur Cor- 

 rectur der Scalenablesung um 0-00036 zu berichtigen. Die in der 

 Praxis noch vielfach übliche Controle der Apparate lediglich durch 

 Nullpunkteinstellung gestattet zwar mit richtigen Instrumenten bei 

 der Normaltemperatur, für die der Apparat justirt ist (17 - 5 oder 20° 

 0.) richtige Polarisationen auszuführen, gewährleistet aber keinesfalls 

 die Erreichung richtiger Resultate bei abweichenden Temperaturen, 

 da mit den letzteren sich auch der Werth der Scala ändert. 



A. Auerbach (Berlin). 



