Nr. 19. Centralblatt für Physiologie. 485 



behrlicb. Als ein Vorzug des modificirten Apparates*) kann wohl 

 auch der geringe Preis desselben gelten, welcher jedem, der physio- 

 logische Untersuchungen anstellen will, die Anschaffung ermöglicht. 



Eine neue Thermosäule zu myothermischen Unter- 

 suchungen. 



Von Dr. K. Bürker, Assistent am physiologischen Institut zu Tübingen. 

 (Der Redaetion zugegangen am 24. November 1899.) 



Mit vergleichend myothermischen Untersuchungen beschäftigt, 

 die insbesondere der Beantwortung der Frage dienen sollten, ob die 

 des öfteren constatirten Unterschiede im physiologischen Verhalten 

 der rothen und weissen Muskulatur und ihrer Analoge sich auch in 

 myothermischer Beziehung geltend machen, wünschte ich eine 

 Versuchsanordnuug zur Verfügung zu haben, die bei möglichst weit 

 getriebener Empfindlichkeit jene so viel beschriebenen lästigen Ver- 

 suchsstörungen thunlichst auszuschalten gestattete. 



Zunächst mit der bolometrischen Methode angestellte Versuche 

 führten nicht zu dem gewünschten Ziele. Ich hatte auf vier passend 

 gestalteten Elfenbeinstückchen, von denen je zwei jeweils einen Frosch- 

 gastrocnemius vermittelst einer Feder klammerartig umfassten, vier 

 äusserst feine Platindrähte derart aufgewunden, dass sie dem Muskel 

 innig anlagen, und diese Drähte nun in das System der Wheat- 

 stone'schen Brücke geschaltet in einer Weise, wie es Lummer 

 und Kurlbaum für ihr Bolometer gethan haben. Wenn ich nun 

 auch gelegentlich bei der Zuckung eines der beiden Muskeln in einem 

 Wiedemann 'sehen Spiegelgalvanometer kräftige Ausschläge erhielt, 

 so waren die Störungen dabei doch so beträchtlich, dass ich die 

 Methode vorerst verliess, um es mit dem bewährten thermoelektrischen 

 Principe der Temperaturmessung weiter zu versuchen. 



Es war nun eine Thermosäule zu construiren, die den Vorzug 

 der grossen Empfindlichkeit des Heidenhain'schen Apparates besitzen 

 sollte, entsprechend den Fick'schen Erwägungen aber nur von ge- 

 ringer Wärmecapacität sein durfte. Dazu war nothwendig: 



1. Eine thermoelektrische Oombination von möglichst grosser 

 elektromotorischer Kraft und guter Verarbeitbarkeit der Metalle. 



2. Eine verschwindend kleine metallische Masse der dem Muskel 

 anliegenden Löthstellen bei 



3. Möglichst einwandsfreier Application an den Muskel. 



Ein weiterer Vortheil würde darin bestehen, wenn statt des 

 immerhin nicht so leicht fehlerfrei herzustellenden, die median ge- 

 legenen Muskelmassen beider Oberschenkel umfassenden Fick'schen 

 Präparates eines Verwendung finden könnte, bei dem ausser der 

 Leichtigkeit der Herstellung auch die Möglichkeit ebenso guter directer 



*) Der Apparat ist von Gebrüder Mueneke, Berlin N. W. Karlstrasse 18a, 

 zum Preise von etwa 15 M. zu beziehen. 



