486 Centralblatt für Physiologie. Nr. 19. 



wie indirecter Reizung garantirt wäre. Daher kehrte ich zu demjenigen 

 Präparate zurück, an dem die Elektrophysiologie wohl die meisten 

 Erfahrungen gesammelt hat, zum Musculus gastrocnemius des Frosches 

 mit zugehörigem Nervus ischiadicus, wenn auch zugegeben werden 

 muss, dass das Fick'sche Präparat, des parallelfaserigen Baues der 

 Muskeln wegen, vielleicht übersichtlichere Verhältnisse bietet. 



Nach mancherlei Vorversuchen, die mich, nebenbei erwähnt, 

 eine Beziehung zwischen der Differenz der Temperaturcoefficienten 

 zweier Metalle für die elektrische Leitfähigkeit und ihrer thermo- 

 elektromotorischen Kraft erwarten lassen, wählte ich als thermo- 

 elektrische Combination Oonstantan-Eisen, ersteres eine Legirung aus 

 60 Procent Kupfer und 40 Procent Nickel. Diese Combination gibt 

 nach Kohlrausch eine mehr als doppelt so grosse elektromotorische 

 Kraft als die von Fick für seine Säule verwandten Neusilbereisen, 

 immerhin steht sie aber der von Heidenhain benutzten Antimon- 

 Wismuth beträchtlich nach, daher war ich darauf bedacht, die Zahl 

 der Elemente thunlichst zu vermehren. 



Die Constantan-Eisenelemente werden nun in der Weise her- 

 gestellt, dass das in Drahtform erhältliche Material zunächst bis zu 

 einem Durchmesser von 0'2 Millimeter ausgezogen wird. Ein Ende des 

 Constantan- und eines des Eisendrahtes wird dann in Boraxbrei ge- 

 taucht, so dass beim Herausnehmen etwas davon an den Enden haften 

 bleibt. Bringt man nun beide Enden zur Berührung und an die Be- 

 rührungsstelle noch ein feines Stückchen Silber, so zerfliesst dieses 

 mit dem Borax in einer Spiritusflamme zu einem kleinen Klümpchen, 

 das beide Drahtenden ausserordentlich fest zusammenlöthet. Darauf 

 wird die Löthstelle papierdünn ausgehämmert und beiderseits noch 

 so viel von dem plattgeschlagenen Metalle weggenommen, bis die 

 Breite nahezu 0*2 Millimeter beträgt. Auf diese Weise erhält man 

 eine Löthstelle von verschwindend kleiner metallischer Masse bei relativ 

 grosser Festigkeit. Zwanzig solche Elemente werden nun auf folgende 

 Art dem Muskel applicirt: Zunächst werden die Elemente mit ihren 

 Löthstellen auf der dem Muskel zugekehrten inneren Fläche zweier 

 Elfenbeinstückchen befestigt, die den Muskel klammerartig umfassen 

 und vermittelst einer leicht nachgiebigen, in ihrer Spannung regulir- 

 baren Feder in inniger Berührung mit dem Muskel erhalten werden 

 können, ohne ihn sonderlich zu drücken oder zu belasten. Auf der 

 vom Muskel abgewandten Aussenseite des Elfenbeinstückchens werden 

 die zwanzig Elemente hintereinander verlöthet, wobei die Feder, aus 

 Eisen bestehend, mit in die Kette aufgenommen wird und so die 

 Elemente auf den beiden, die Klammer ausmachenden Elfenbeinstückchen 

 miteinander verbindet. Weiterhin ist dafür Sorge getragen, dass nur 

 die Löthstellen dem Muskel anliegen, und zwar dadurch, dass nur sie 

 auf die dem Muskel zugekehrte und seiner Gestalt angepasste innere 

 Fläche der Elfenbeinklammer hervortreten, während die zur Löthstelle 

 führenden Drahtstücke selbst in der Tiefe des Elfenbeines verborgen 

 liegen. Zur Isolation und um das Rosten des Eisens zu verhindern, 

 werden die Elemente mit concentrirter Schellacklösung überzogen. Die 

 beiden Pole der Thermosäule endigen in kleinen, auf der Elfenbein- 

 klammer befestigten Kupferklemmen. 



