Nr. 19. Centralblatt für Physiologie. 487 



Ich habe mich nun zunächst davon überzeugt, dass die dem 

 Muskel leicht aufsitzende, etwas über 2 Gramm schwere Thermosäule, 

 deren Gewicht übrigens bei der defiuitiven Aufstellung noch grössten- 

 theils compensirt wird, die ausserdem auch noch leichter gebaut 

 werden kann, die Zuckungscurve nicht sichtbar beeinflusst, wenigstens 

 bei mittelstarken Reizen und mittlerer Belastung nicht, bei der ich 

 vorerst die Prüfung vorgenommen habe. 



Indem ich also in dieser Hinsicht beruhigt sein konnte, stellte 

 ich die ersten myothermiscben Versuche mit der Säule in einem be- 

 sonders hergerichteten Pflüger'schen Myographion an. Gleich die 

 ersten Proben gaben günstige Resultate: Ich erhielt in einem Siemens- 

 schen Spiegelgalvanometer mit vorzüglich gedämpftem Glockenmaguete 

 von vollkommener Ruhelage aus, die etwa 10 Minuten nach dem Ein- 

 bringen des Präparates erreicht war, nach indirecter Reizung Aus- 

 schläge bis zu 8 Millimeterscalentheilen pro Einzelzuckung bei einem 

 Abstände des Fernrohres von etwa 1*60 Meter vom Spiegel. Der 

 Kunstgriff, die meist etwas wärmeren äusseren Löthstellen mittelst auf- 

 gelegter gleichtemperirter Muskelstüekchen auf die Temperatur der 

 dem Muskel anliegenden inneren zu bringen, war bei meiner Säule 

 nicht gut anwendbar; ich schaltete aber einen thermoelektrischen 

 Bestandstrom fast vollständig aus, indem ich auf der Oberfläche der 

 Glaskammer entsprechend temperirtes Wasser verdunsten liess, wodurch 

 bei passender Regulirung des Processes meist ein Ausgleich der 

 Temperaturdifferenz erzielt wurde. 



Eine Empfindlichkeitsbestimmung des Siemens'schen Galvano- 

 meters ergab aber für die vorliegenden Zwecke doch einen zu geringen 

 Grad derselben, weshalb für weitere Versuche ein Galvanometer 

 neuerer Construction von H. E. J. G. du Bois und H. Rubens Ver- 

 wendung fand, wie es in Wiedemann's Annalen, Band 48, beschrieben 

 und abgebildet ist. Das schwerste Magnetsystem desselben gab ohne 

 weitere Astasie, als sie das System selbst schon bietet, bei mittel- 

 starker Belastung des Muskels markante Ausschläge von 15 bis 

 20 Millimeterscalentheilen pro Zuckung bei einem Fernrohrabstande 

 von 1*60 Meter. Heidenhain hatte mit seinen Apparaten Ausschläge 

 von nur 2 und 3 bis 8 und 10 Scalentheilen erhalten bei einem Fernrohr- 

 abstande von 2*65 Meter. Die Ausschläge übertreffen aber die von 

 Heidenhain erhaltenen, auf gleichen Fernrohrabstand berechnet, um 

 mehr als das Dreifache. Mit dem mittleren Magnetsystem des Galvano- 

 meters, das auf 10 Secunden volle Schwingung astasirt war, erhielt 

 ich bei 15 Gramm Belastung und 2-50 Meter Fernrohrabstand 35 Milli- 

 meterscalentheile Ausschlag pro Zuckung. Das empfindlichste Magnet- 

 system gab einmal unter ähnlichen Bedingungen bis zu 60 und mehr 

 Scalentheile Ausschlag pro Zuckung, dabei liess allerdings die Ruhe- 

 lage zu wünschen übrig. 



Nachdem also die Thermosäule den gestellten Anforderungen 

 völlig zu genügen schien, ging ich an die Construction einer feuchten 

 Kammer, bei der das Princip verfolgt wurde, jeden nicht gewünschten 

 Wärmetransport von aussen her in die Kammer, ebenso jeden schäd- 

 lichen Thermostrom thunlichst unmöglich zu machen. Daher sind 

 alle im Bereiche der Kammer notwendigen Contactstellen in den 



