488 Centralblatt für Physiologie. Nr. 19 . 



Kammerbinnenraum verlegt und bestehen dort nur aus Kupfer. Den 

 Boden der Kammer bildet eine dicke Ebonitplatte; kein Metallstück, 

 das in das Innere der Kammer führt, steht mit der äusseren Luft oder 

 den sonstigen ausserhalb der Kammer gelegenen Metallstücken des 

 Apparates direet in Verbindung. Eine entsprechende Bohrung, durch 

 die der Faden zum Myographionhebel tritt, wird durch einen Tropfen 

 Paraffinöl verschlossen. Somit wäre der Boden gegen nicht gewünschte 

 Temperaturäuderungen nahezu völlig gesichert. 



Ganz besonderen Werth lege ich aber auf eine Glas- 

 kammer mit doppelten Wänden, die über den Muskel sammt Säule 

 und Zubehör gestülpt wird und in eine in die Ebonitplatte einge- 

 schnittene, mit Wasser gefüllte Einne zu stehen kommt, von der aus 

 der innere Fliesspapierbelag der Kammer Wasser ansaugen und in 

 Dampfform in den Kammerraum abgeben kann. Zwischen die Wände 

 der Glaskammer lässt man nun Wasser von Zimmertemperatur ein- 

 fliessen, hält aber ausserdem in einer Flasche noch Wasser bereit, 

 das etwas über die Zimmertemperatur, in einer anderen Flasche 

 Wasser, das etwas unter Zimmertemperatur temperirt ist. Je nachdem 

 man nun das kältere oder wärmere Wasser ausserdem noch zuströmen 

 lässt, regulirt man passend die Temperatur des Kammerbinnenraumes 

 und kann so, indem man die meist etwas wärmeren äusseren Löth- 

 stellen auf die Temperatur der dem Muskel anliegenden inneren bringt, 

 einen therm oelektrischen Bestandstrom fast vollkommen rückgängig 

 machen. Unbedingt nothwendig ist nun noch, dass der ganze Thermo- 

 kreis sammt Galvanometer und Nebenapparaten in Watte eingebaut 

 wird. Man ist dann aber auch in der Lage, unter Berücksichtigung 

 aller angeführten Momente mit Leichtigkeit myothermische Versuche 

 anzustellen, die, so weit ich wenigstens aus der Literatur ersehen 

 kann, bisher immer mit grossen Schwierigkeiten verknüpft waren. 



Bei der so getroffenen Versuchsanordnung scheint mir also von 

 Vortheil: 



1. Die grosse Empfindlichkeit bei Ausschluss lästiger Versuchs- 

 störungen. 



2. Die bei der äusserst geringen metallischen Masse der dem 

 Muskel anliegenden Löthstellen verschwindend kleine Wärmecapacität 

 der Säule und damit die Möglichkeit angenäherter absoluter Tempe- 

 raturbestimmung. 



3. Die leichte und sichere Application an den Muskel. 



4. Die Verwendbarkeit eines ohne Schwierigkeit herzustellenden 

 Präparates als Untersuchungsobject, das ausserdem den nicht zu unter- 

 schätzenden Vortheil ebenso guter directer wie indirecter Beizung 

 bietet. 



Eine ausführliche Beschreibung der Apparate und der damit 

 gewonnenen Resultate wird an anderer Stelle baldigst erfolgen. 



