Nr. 26a. CentralbJatt für Physiologie. 731 



heit der Luft. Wenn die relative Feuchtigkeit der Hautluftschicht nur 

 um 25 Procent höher ist als die relative Feuchtigkeit der Umgebung, 

 kann die Arbeitsleistung leicht durch Wärmestauung gefährdet werden. 



H. Friedenthal (Berlin). 



N. Zuntz. Ztcei Apparate zur Dosirung und Messung menschlicher 

 Arbeit (Bremsergometer) (Verhaudl. der Physiol. Ges. zu Berlin; 

 Arch. f. [An. u.] Physiol. 1899, 3/4, S. 372). 



Vom Gärtner'schen Ergostaten sagt Fick nicht ganz mit 

 Unrecht, er sei mehr ein Turngeräth als ein zu wissenschaftlichen 

 Zwecken geeignetes Messinstrument. Einen solchen Apparat während 

 der Untersuchung dauernd zu controliren, verschwendet Zeit und 

 Arbeit. Auch die von Tigerstedt angewendete Methode der Arbeits- 

 bestimmung ist zu umständlich. Unter Benutzung des in der Technik 

 zu Arbeitsmessungen häufig benutzten „Prony'schen Zaumes" hat Verf. 

 nun einen wesentlich verbesserten Apparat, ein „Ergometer" construirt, 

 das gestattet, die für jede Umdrehung des Eades aufgewendete Arbeit 

 so scharf zu regeln, dass man am Schlüsse des Versuches nur die 

 Zahl der Umdrehungen abzulesen braucht, um die Grösse der Arbeit 

 i^enau zu kennen. Der Apparat gleicht im Allgemeinen dem Ergostaten. 

 Die Handhabe ist verstellbar, um für jede Armlänge den passenden 

 Drehungsradius wählen zu können. Die Achse liegt in Kugellagern, 

 so dass hier kein merklicher Theil der Arbeit verloren geht. Dagegen 

 wird die Drehung gehemmt durch ein um das Rad gelegtes Brems- 

 band, den Prony'schen Zaum. In Folge der Reibung würde dies 

 Band vom Eade mitgenommen werden, wenn es nicht mittelst eines 

 seitlichen Hebels, der eine belastete Wagschale trägt, zurückgehalten 

 würde. Ist die Reibung gerade so gross, dass das Gewicht in der 

 Schwebe gehalten wird, so Jässt sich die Arbeit leicht aus den 

 Dimensionen des Apparates und der Grösse des Gewichtes berechnen. 

 Da aber die Reibung einer Bremsvorrichtung nie dauernd dieselbe 

 bleibt; so bedarf es einer Regulirung. Diese erreichte Verf. mit Hilfe 

 eines Elektromagneten, der, sobald die Wagschale (wegen Abnahme 

 der Reibung) sinkt, in Thätigkeit tritt, und das Bremsband fester an- 

 drückt, so dass das Gewicht nunmehr wieder gehoben wird. 



In einer zweiten Construction ist diese Regulirung auf rein 

 mechanischem Wege auf folgende einfache Weise hergestellt: Der 

 bewegliche Hebel ist durch einen festen Führungsstab mit dem 

 ruhenden Gestell des Apparates verbunden. Sobald sich der Hebel 

 hebt oder senkt, tritt daher eine Verschiebung zwischen Hebel und 

 Führungsstab ein, die durch eine passende Uebertragung zur Spannung 

 oder Lockerung des Bremsbandes ausgenutzt wird. — Beide Formen 

 des Ergometers haben sich bei mehreren Arbeiten als zuverlässig 

 bewährt. R. du Bois-Reymond (Berlin). 



G. MÖnckeberg und A. Bethe. Die Degeneration der mark- 

 haltigen Nervenfasern der Wirbelthiere unter hauptsächlicher Be- 

 rücksichtigung dies Verhaltens der Primitivßbiillen (Zugleich ein 

 Beitrag zur Kenntnis der normalen Nervenfasern) (Arch. f. mikr. 

 An. LIV, 2, S. 135). 



