958 1 Oentralblatt für Physiologie. Nr. 9. 
Im Jahre 1896 hat dann Herz*) unabhängig davon eine Vor- 
riehtung angegeben, welche es ermöglichte, mit einem der gebräuch- 
liehen Sphygmographen (von Dudgeon oder Jaquet) vom Nagel aus 
Pulse aufzunehmen; er bezeichnete das Verfahren, Nagelpulse zu regi- 
striren, mit dem nichts präjudieirenden Namen „Onychographie” und 
die so gewonnenen Öurven als „Onychogramme”. 
. Die Vorrichtung besteht aus einem Gestelle, auf welehem der 
Sphygmograph derart fixirt wird, dass die Pelotte (des Sphygmo- 
graphen) durch eine Schraube auf den Nagel gesenkt werden kann; 
der Finger selbst kommt in eine gleichfalls am Gestelle angebrachte 
Rinne zu liegen. 
In neuerer Zeit sind von Laulanie**) und Castagna***) der- 
artige Instrumente angegeben worden. 
Bei dem „Sphygmographe digital” von Laulanie übertragen sich 
die Bewegungen des Nagels auf den kürzeren Arm eines zweiarmigen 
Aluminiumhebels, der durch ein Laufgewicht mehr oder weniger auf 
den Nagel angedrückt werden kann. Die Bewegungen des längeren 
Hebelarmes werden noch durch Uebertragung auf eine Rolle, an deren 
Achse die Schreibvorrichtung angebracht ist, in entsprechender Weise 
vergrössert. Die Schreibung geschieht auf einer rotirenden Trommel. 
Das von Castagna construirte Instrument besteht im Wesent- 
lichen. aus einem Metallknopf, der auf den Nagel aufgesetzt wird und 
durch passend angeordnete Fühlhebel die Bewegungen des Finger- 
nagels auf eine Schreibspitze überträgt, welche diese Bewegungen auf 
berusstem Papier einer rotirenden Trommel registrirt. 
Der letztgenannte Apparat ist an einem Kymographion fixirt, und 
auch der von Laulanie angegebene ist, wenn auch nicht direet an 
der Schreibvorriehtung montirt, so doch durch sein Gewieht fixirt. 
Will man mit all den genannten Apparaten die Bewegungen des 
Nagels und damit die pulsatorischen Veränderungen in den Gefässen 
des Fingers verzeichnen, so ist es unbedingt nothwendig, den Finger, 
beziehungsweise die Hand und den Vorderarm absolut zu fixiren; in 
der Construction und Verwendung der Apparate ist es bedingt, dass 
sich auch schon die geringsten Eigenbewegungen des Fingers auf die 
schreibende Pelotte übertragen müssen. 
Da es nun nahezu unmöglich ist, den Finger ganz ruhig zu 
halten, so ist die Möglichkeit, dass die registrirten Curven nicht einzig 
und allein der Ausdruck der durch die pulsatorischen Veränderungen 
bedingten Bewegungen des Nagels sind, nieht von der Hand zu weisen; 
dieser Umstand, sowie die Schwierigkeit, die sich überhaupt bei der 
Deutung der onychographischen Curve ergibt und die darin gelegen 
ist, dass die Nagelpulse von einer grossen Anzahl der verschieden- 
artigsten Einflüsse — wie Temperatur der Umgebung, veränderte 
Athmung, psychische Momente — alterirt werden, mögen die Ursache 
*) M. Herz, Der Puls der kleinsten Gefässe. Wiener Klinik. Wien 1896. 
**) F, Laulanis, Sur un sphygmographe digital. C. R. Soc. de Biol. L. 
***) L. Castagna, Sitzungsprotokoll d. Ges. d. Aerzte in Wien vom 25. Octo- 
ber 1901. Wiener klin. Wochenschr. 1901, Nr. 44. 
