Nr. 9. ‘ Gentralblatt für Physiologie. 261 
wegungen der Feder übertragen sich auf einen Zeiger, der auf einer 
Kreistheilung spielt. Die Theilung ist eine willkürliche, lässt sich jedoch 
auch in Gentimetern Quecksilber graduiren, so dass der Druck ab- 
gelesen werden kann, mit welchem die Pelotte auf dem Fingernagel 
lastet. *) 
Auf den Werth der Onychographie und auf die mögliche Ver- 
wendung des Instrumentes will ich hier nieht näher eingehen, möchte 
jedoch bemerken, dass die Handhabung des Apparates eine äusserst 
einfache ist; bei den meisten Menschen gelingt es ohneweiters, durch 
Aufsetzen auf den Nagel und entsprechende Uompression des Nagel- 
gliedes, Pulse zu schreiben, resp. zu sehen. Wo dies nicht gelingt, 
genügt es, die Hand durch Einwickeln in ein warmes Tuch oder durh 
Eintauchen in warmes Wasser zu erwärmen, worauf der Nagelpuls 
sofort zum Vorschein kommt. Gelegentlich erhält man auch Pulse, 
wenn man den Apparat oberhalb des Nagels, ja selbst am Mittelglied 
des Fingers anbringt. 
(Aus dem physiologischen Laboratorium 
der Hochschule für Veterinärwesen und Landwirthschaft in Kopenhagen.) 
Ein neues Calorimeter. 
Vorläufige Mittheilung von Dr. V. Henriques. 
(Der Redaction zugegangen am 14. Juli 1902.) 
Während der letztverflossenen Jahre bot sich mir die Gelegen- 
heit, verschiedene Formen von Luftealorimetern, die theils dem d’Ar- 
sonval’schen, theils dem Rubner’schen Princip gemäss construirt 
waren, einer Prüfung zu unterwerfen. Obschon dergleichen Calorimeter 
bei sorgfältiger Behandlung im Stande sind, gute Resultate zu geben, 
haften ihnen doch gewisse Uebelstände an. Ganz abgesehen davon, 
dass es Schwierigkeiten darbieten kann, die Lufträume völlig dicht zu 
halten und der Dichtigkeit stets sicher zu sein, sind sie mit einem 
anderen, sehr wesentlichen Uebelstand behaftet, mit dem nämlich, 
dass sie erst nach Verlauf von ein bis zwei Stunden zu völliger Ruhe 
gelangen, wenn eine Wärmequelle im Calorimeter angebracht worden 
ist. Die Folge hiervon ist die, dass rasche Schwankungen der Wärme- 
produetion sich nicht beobachten lassen. 
Ich versuchte deshalb, ob es nieht möglich sei, nukar Anwendung 
eines ganz anderen Prineips ein Calorimeter zu construiren, mittelst 
dessen sich kleine und rasche Variationen der Wärmeproduction nach- 
weisen liessen. Die Construction des Calorimeters wird aus beigefügter 
Abbildung leicht zu verstehen sein. 
*) Herr L. Castagna, Mechaniker am physiologischen Institut (Wien IX/z, 
Währingerstrasse 13) liefert diese Apparate zum Preise von K 20.—, beziehungs- 
weise K 30.— 
