362 Centralblatt für Physiologie. Nr. 9; j 
Der Behälter (K), in welchen das Versuchsthier gebracht wird, be- f 
steht aus ganz dünnem Kupfer. An verschiedene Stellen der Oberfläcke 
des Kupfers sind Constantandrähte angelöthet, die alle gleichlang sein 
müssen (x, x...). Diese Drähte werden mittelst eines einzelnen Con- 
stantandrahtes nach einer kleinen Kupferplatte (A) hingeführt, an 
welche der Constantandraht festgelöthet ist. Von K und A führen zwei 
Kupferdrähte nach einem d’Arsonval’schen Galvanometer G, dessen 
Drahtrolle nur geringen Widerstand (circa 2 Ohm) bieten darf, Bringt 
man eine Wärmequelle in K an, so wird das Kupfer, zugleich aber 
werden auch die Löthstellen erwärmt werden, und das Galvanometer wird 
einen Ausschlag geben, der mithin als Maass der entwickelten Wärme 
gelten darf. Das Calorimeter und die Platte A sind in einem Raum 
anzubringen, dessen Temperatur sich constant erhalten lässt. 
Während ein Luftcalorimeter, wie gesagt, wenigstens eine Stunde er- 
fordert, um nach Anbringung einer Wärmeguelle in demselben zur Ruhe 
zu gelangen, wird das oben beschriebene thermo-elektrische Calorimeter 
unter ganz entsprech- 
enden Verhältnissen nur 
circa zehn Minuten hier- 
zu gebrauchen. 
Ob die Wirkung des 
Ausstrahlungsealori- 
meters einigermaassen 
schnell eintritt, beruht 
zum sehr wesentlichen 
6 Theil auf einem Um- 
stand, der meines Wis- 
sens bisher nur sehr 
wenig berücksichtigt 
worden ist. Es erweist sich nämlich als von allergrösster Bedeutung, ob 
die Luft des Raumes, in welchem sich das Oalorimeter befindet, in Be- 
wegung ist oder nicht. So sah ich, dass das von mir eonstruirte Calorimeter 
noch nach Verlauf einer Stunde nicht zur völligen Ruhe gekommen 
war, wenn die Luft in dem den Apparat enthaltenden Thermostaten still- 
stehend war; wurde dagegen die Luft mittelst eines kleinen Ventilators 
in unablässiger Bewegung erhalten, so erreicht man, wie erwähnt, die 
Gleichgewichtsstellung nach Verlauf von eirca 10 Minuten. Die Ursache 
dieses Verhaltens ist so leicht einzusehen, dass ich mich nicht näher 
auf dieselbe einzulassen brauche. Ebenfalls leuchtet es ein, dass die 
Geschwindigkeit des Ventilators auf den Ausschlag des Galvanometers 
Einfluss übt. Je geschwinder der Ventilator sich bewegt, um so kleiner 
wird der Ausschlag, und umgekehrt. Es ist deshalb erforderlich, den 
Ventilator mittelst eines Regulators in constantem Gange zu erhalten. 
Das bisher von mir untersuchte Calorimeter war darauf be- 
rechnet, die Wärmeproduction kleiner Hunde oder Kaninchen zu messen. 
Ich zweifle jedoch nicht, dass das oben angegebene Prineip sich 
auch anwenden lässt, um die Wärmeerzeugung des Menschen zu messen. 
Ein derartiger Apparat wird unter vielen anderen Vortheilen den haben, 
dass er verhältnismässig wohlfeil ist. 
