374 Centralblatt für Physiologie. Nr. I 
arbeitet. Die volumetrische Bestimmung des Stickstoffes geschieht in 
einem eigenen kleinen Apparatchen, Haemoprotometer genannt. 
A. Durig (Wien). 
L. Kann. Wellenapparat zur Demonstration der Zusammensetzung beliebig 
vieler Wellen. Zeitschr. f. d. physik. u. chem. Unterr. XV, S. 16. Der 
Apparat gibt Momentbilder des Zusammenwirkens beliebig vieler Wellen- 
systeme. 
A. Köhler. Messband zum Einstellen der Projectionsoculare. Zeitschr. f. wiss. 
Mikr. XVIIL, 3, 8. 273. 
R. Landesberg. Ueber die practische Anwendung des Gaertner’schen Haemo- 
photographen. Wiener klin. Rundschau XVI, 21, S. 433. Verf. bestätigt 
durch die Untersuchung von 100 Patienten die gute Verwendbarkeit des 
Gaertner’schen Instrumentes, indem er Blutproben desselben Individuums 
mit dem Haemometer von Fleischl, dem Gowers’schen Apparat und 
jenem von Gaertner prüfte. Die in den 3 Versuchsreihen erhaltenen 
Haemoglobinwerthe stimmten ziemlich genau überein. Die Abweichungen, 
welche sich ergaben, bewegten sich zwischen dem Haemophotographen 
einerseits und jedem der beiden alten Apparate andererseits in den gleichen 
Grenzen, wie die Differenzen zwischen dem Fleischl’schen und dem 
Gowers’'schen Haemometer. A. Durig (Wien). 
P. Meissner. Apparat zum Einbetten in Paraffin. Zeitschr. f. wiss. Mikr. 
XVIIT 2, $. 286. Thermostat und Kühlreservoir, zu beziehen von Zeiss’ 
Geschäftsstelle in Berlin. 
H. Meyer. Zwei neue Laboratoriumsapparate. Arch. f. exper. Path. XLVI, 
5/6, S. 426. Verf. hat einen Apparat für künstliche Athmung construirt, 
der durch Wasserdruck betrieben wird. Er besteht aus einem Arbeits- 
cylinder mit Schiebersteuerung, ganz ähnlich dem Cylinder einer Dampf- 
maschine, nur dass statt des Dampfes das Leitungswasser in ihm wirkt, 
und einer zweistiefligen Luftpumpe, die mit der Kolbenstange verkuppelt 
ist. Saug- und Druckrohr der Pumpe sind durch eine Schiebervorricht- 
ung mit sechs Oeffnungen mit dem Schlauch verbunden, der zur Tracheal- 
canüle führt. Die Steuerung des Arbeitscylinders wie der Pumpe ist ver- 
stellbar, so dass ermöglicht wird, ein gemessenes, momentan zu ändern- 
des Luftvolum mit beliebiger Geschwindigkeit einzublasen und ebenfalls 
beliebig langsam oder plötzlich auszusaugen. — Der zweite Apparat dient 
zum Auspressen von Zellsäften und besteht aus einem Oylinder mit ein- 
gesetztem Presskolben. Der Cylinder ist aus einzelnen übereinander ge- 
schichteten Ringen geformt, zwischen denen die Flüssigkeit austreten 
kann. Legt man noch Filtrirpapier zwischen die Ringe, so fungirt der 
Apparat als Filterpresse und gibt klaren Saft. 
R. du Bois-Reymond (Berlin). 
G. Patein. Dosage du lactose dans le lait. ©. R. Soc. de Biol. LIV, 18, p. 573. 
H. Poll. Eine neue elektrische Mikroskopirlampe. Zeitschr. f. wiss. Mikr. 
XVIII, 4, S. 413. Im Innenraume eines parabolischen Hohlspiegels ist ein 
Glühlämpchen von 3 bis 7 Volt und 4 bis 5 Kerzen angebracht, auf 
einer durch ein Charnier beweglichen Säule ruhend. Der Hohlspiegel ist 
auf und nieder zu schieben. (Zu beziehen von E. Leitz, Berlin, Louisen- 
strasse 45.) 
M. Pompilian. Un nouveau myographe. Un nouveau cardiographe. Un nouveau 
sphygmographe & transmission. Interrupteur & contacts. ©. R. Soc. de 
Biol. LIV, 15, p. 488. Myographion für isotonisches und isometri- 
sches Verfahren, horizontale und verticale Anwendung, vielfach ver- 
stellbar. Cardiograph mit von der Aufnahmetrommel isolirter und 
für sich mit verschiedenem Drucke einstellbarer Pelotte; Transmissions- 
sphygmograph nach demselben Principe. Rotirender Schlüssel mit Schleif- 
contacten zur Abblendung von Oefinungs- und Schliessungsschlägen, 
die von mehreren Strömen herrühren, und zur gleichzeitigen oder in 
bestimmten Intervallen erfolgenden Reizung mittelst Induetionsschlägen. 
Alle vier Apparate werden von Verdin angefertigt. O. Zoth (Graz). 
A. Rauber. Ein Krystallodrom. Zeitschr. f. wiss. Mikr. XVIII, 4, S. 418. Ein 
Apparat, der einen Krystall in der Mutterlauge in messbare Bewegungen 
versetzen soll, „Rennbahn für Krystalle”. Zur Beobachtung des Wachs- 
ee TERN 
