CENTRALBLATT 
PHYSIOLOGIE 
Unter Mitwirkung der Physiologischen Gesellschaft zu Berlin 
und der Morphologisch - Physiologischen Gesellschaft zu Wien 
herausgegeben von 
Prof. Sigm. Fuchs Prof. J. Munk 
in Wien in Berlin. 
Verlag von Franz Deutickein Leipzig und Wien. 
Erscheint alle 2 Wochen. 
Preis des Bandes (26 Nummern) M. 30.—. 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten. 
Literatur 1902. 11. October 1902. Bd. NULL. N> HM. 
Originalmittheilung. 
(Aus dem pharmakologischen Institut zu Heidelberg.) 
Ein neues Kymographion fürlänger dauernde Versuche. 
Von Dr. R. Magnus, Privatdocent und Assistent des Institutes. 
(Der Redaction zugegangen am 19. September 1902.) 
Im Nachfolgenden soll ein Kymographion für berusstes Papier 
beschrieben werden, welches der Mechaniker Herr Fr. Runne in 
Heidelberg nach meinen Angaben construirt hat, und welches für 
länger dauernde Blutdruck-, Onkometer- und ähnliche Versuche be- 
stimmt ist. Entstanden ist es, weil die üblichen Apparate, der von 
Hering und der neuerdings angegebene von Brodie, für den be- 
schränkten Etat unseres Institutes zu theuer waren. Ich beschreibe 
den Apparat, weil er sich bei zahlreichen Experimenten sehr gut be- 
währt hat und bei seinem billigen Preis (275 Mark) auch minder 
reichlich ausgestatteten Instituten zugänglich sein dürfte. 
Wie aus nachstehender Abbildung (Fig. 1) ersiehtlieh, befindet sich 
links das Gehäuse für das Uhrwerk (I), auf welehem die eine Trommel 
(Umfang 50 Oentimeter, Höhe 18 Centimeter) angebracht ist. Rechts 
sitzt in einer Entfernung von 75 Centimetern eine zweite gleiehgrosse 
Trommel; über beide läuft der zu berussende Papierstreifen in einer 
Gesammtlänge von 2 Metern. 
Die zweite Trommel ist dureh einen verstellbaren Sehlitten seit- 
lich beweglich, so dass der vorher geklebte Papierstreifen leicht auf- 
gelegt und dann gespannt werden kann. Fixirt wird darauf der Schlitten 
durch die Schraube Il. Beide Trommeln sitzen auf einem festen 
Centralblatt für Physiologie XVI. 27 
